305 



einen Fokalabstand von 6 mm und eine Empfindlichkeit von 

 0,008 mm * 



Zur Beleuchtung durchsichtiger Krystalle dient ein, auf dem 

 Schlitten E befestigter Planspiegel; für undurchsichtige wird eine 

 starke Beleuchtungslinse angewendet. Dieselbe ist, mit doppeltem 

 Kugelscharnier, an einem besonderen Stativ befestigt. 



3) Das C entrirf ernrohr K, mit verstellbarem Faden- 

 kreuz. Letzteres ist genau in der Axe des Messkreises ajustirt. 

 Die Objektivlinse kann durch eine andere von kürzerer Brenn- 

 weite ersetzt werden, um der verschiedenen Sehweite, für grös- 

 sere und kleinere Krystalle. zu entsprechen. Das Fernrohr ist 

 ebenfalls mittelst eines Schlittens auf der Grundplatte C be- 

 festigt 2 . 



Methode der Messung. 



Die zu messende Kante, des an dem Träger A befestigten 

 Krystaüs, wird mittelst des Okularfadens axialparallel eingestellt. 

 Bei einer Drehung des Krystalls muss Kante und Okularfaden 

 stetig parallel bleiben. Man controlirt die Genauigkeit der 

 Ajustirimg, indem man das Mikroskop auf eine der tautozonalen 

 Krystallflächen einstellt und mittelst des Schlittens D axial- 

 parallel verschiebt. Das Bild der Fläche muss hierbei stets 

 gleiche Schärfe behalten. 



Xunmehr wird die zu messende Kante centrirt. Zu dem 

 Ende verschiebt man die Planscheibe B des Krvstallträgers, bis 

 das Fadenkreuz des Femrohrs K sich mit der Kante deckt. Be- 

 hufs Controle der genauen Centrirung wird das Mikroskop, an der 

 Theilung Gr, auf gestellt; es fällt alsdann der Okularfaden in 



1 Da die Präcision des Goniometers vor Allem von der Construction 

 des Linsensystems abhängig ist. so darf von weiteren Versuchen in dieser 

 Eichtling eine Vervollkommnung des Instruments erwartet werden. 



2 Das Instrument ist von Hrn. Mechaniker Fuess (Berlin. Alte Jakob- 

 strasse 109) ausgeführt und von demselben zu beziehen. Für genauere 

 PieÜexionsmessungen wird, auf Wunsch, ein besonderes Fernrohr bei- 

 gegeben, das an Stelle des Mikroskops auf den Schlitten aufgeschoben 

 werden kann. 



X. Jahrbuch für Mineralogie etc. 1879. 



20 



