307 



des Messungsresultates annähernd durch die Formel gegeben sein: 

 u 2 



tg a = — ^— , wobei u den Fehler der Einstellung, x die Durch- 

 schnittsbreite der Krystallflächen bedeutet. 



Für x = 10 mm und u = 0,004 ist a = 2' 45". 



„ x — 5 „ w u = 0,004 „ a == 5' 30". 



„ x = 10 „ „ u = 0,008 , a = 5' 30". 



„ x = 5 „ „ u == 0,008 „ a = 11' 0". 

 In Wirklichkeit erweist sich dieser Fehler aber wesentlich 

 kleiner, da die Ungenauigkeiten der Einstellung sich zum Theil 

 aufheben, so dass man, bei Wiederholung der Messungen an völlig 

 ebenflächigen Krystallen, meistens nur Differenzen von 1 Minute 

 und darunter erhält. 



Anmerkungen zur Ausführung der Messung. 



1) Die ebene Beschaffenheit der Krystallflächen wird con- 

 trolirt, indem man letztere, nach ihrer genauen Einstellung, in 

 ganzer Ausdehnung mit dem Mikroskop bestreicht und sich über- 

 zeugt, ob alle Theile gleich scharfe Bilder geben. Ist dies an 

 einer Stelle nicht der Fall, so kann man mittelst der Mikro- 

 meterschraube des Mikroskops genau einstellen und an der Kreis- 

 theilung F das Mass der Unebenheit ablesen. Ebenso lässt sich, 

 bei regelmässig gekrümmten Flächen, unter Zuhilfenahme der 

 Theilung G, der Krümmungsradius bestimmen. 



2) Zur Erzielung einer genauen mikroskopischen Einstellung 

 empfiehlt es sich, die Krystallflächen mit einem feinen Pulver zu 

 bestäuben. Für durchsichtige Krystalle wendet man zweckmässig 

 sehr fein geriebene Lindenkohle an, die mittelst eines kleinen, mit 

 Köhre versehenen Gummibällchens, aus einiger Entfernung auf- 

 geblasen wird. Die mikroskopische Einstellung geschieht nicht 

 auf die Kohlenpartikel selbst , sondern auf die Berührungsstellen 

 derselben mit der Krystallfläche, so dass hierbei jede Ungenauig- 

 keit ausgeschlossen ist. 



Für undurchsichtige Krystalle verwendet man, namentlich 

 wenn dieselben dunkel gefärbt sind, statt der Kohle, fein gerie- 

 benen Gummi arabicum. Mit der Linse oberflächlich beleuchtet, 

 erscheinen die Gummistäubchen hell und durchsichtig und gestat- 

 ten so eine recht präcise mikroskopische Einstellung. 



20* 



