545 



Vergleichende Messungen 

 zur Peststellung der Genauigkeit des Mikroskop- 

 Goniometers. 



Ein Bergkrystall von Middleville wurde zunächst mit dem 

 MiTSCHERLiCH'schen Goniometer (mit 1 Fernrohr) gemessen. Die 

 Prismenzone ergab folgende Winkel: 



Pl : p 2 = 120° 2'. 



p 2 : P 3 = HO 58'. 



p 3 ; p 4 = 119° 57'. 



p 4 : p 5 = 120« 4'. 



p 5 : p 6 = 120« , m 



Pe : Pi = 58'. 



Derselbe Krystall ergab mit dem Mikroskop-Goniometer ge- 

 messen: 



Einstellungsgenauigkeit == 0,002 Mm. 

 Breite der Prismenflächen == 6 Mm. 



002 2 



Maximale Fehlergrenze nlg. tg. — ! — rr- '— 1 - = 2 Min. 18 See. 



Pl 



: P 2 = 



120° 2'. 



p 2 



P 3 = 



119° 59'. 



P3 



P4 = 



119° 59^' 



P4 



Ps = 



120° 6'. 



P 5 



: P 6 = 



120° 0'. 



Pe 



Pi = 



119° 57£' 



Die grössere Differenz p 3 /p 4 und p 4 /p 5 rührt daher, dass die 

 Fläche p 4 nicht völlig eben ist. Im Übrigen differiren beide 

 Messungen nur um ^—1 Min. 



Um zu bestimmen, welche Fehler eine ungenügende Spiege- 

 lung der Flächen für die Reflexionsmessung bedingt, wurde der 

 obige Krystall gleichmässig mit chinesischer Tusche überzogen, 

 so dass die Flächen nur verschwommene, aber in ihren Umrissen 

 noch deutlich erkennbare Eeflexbilder gaben. Die nunmehr er- 

 folgte Messung mit dem WoLLASTON'schen Goniometer gab fol- 

 gende Resultate: 



N. Jahrbuch für Mineralogie etc. 1879. 35 



