— 7 — 



drehbar ist, parallel steht. Dann wird zunächst eine optische Achse der 

 Achse des Instrumentes parallel gestellt, d. h. ein Pol der Lemniscaten 

 mit dem Fadenkreuz zur Deckung gebracht, und darauf die Stellung von T 

 an einer auf T angebrachten Theilung abgelesen. An der Schraube g 

 wird gedreht, bis die andere Achse einsteht; die Differenz der Ablesungen 

 an T gibt den Achsenwinkel. 



Eine vollständige Zusammenstellung der mit dem Instrumente aus- 

 führbaren Messungen findet man in den beiden oben citirten Arbeiten. 



Als Grenze der Leistungsfähigkeit führt Becke an, dass er den 

 stumpfen Achsenwinkel (130° bei Austritt in Glas) vom mährischen Chryso- 

 beryll gerade noch beobachten konnte. Karl Schering. 



