76 



Königsberg i. Pr., d. 1. Octaber 1884. 

 Uber eine Goniometervorrichtung, welche zur Messung zer- 

 setzbarer Krystalle dient. 



In der Abhandlung-: ..Das neue Goniometer der k. k. geologischen 

 Reichsanstalt. Jahrb. k. k. geol. Keichsanst. 1884. Bd. 34. S. 321- spricht 

 Herr A. Beezixa auf S. 322 die Ansicht aus, dass sich die tou ihm a. a. 0. 

 S. 329 1 besprochenen ..Torrichtungen für Messung zersetzbarer Substanzen 

 kaum anders als an Verticalinstrumenten anbringen lassen". Es ist aber 

 schon vor mehreren Jahren tou Herrn E. Fuess in Berlin als ein Attribut 

 seiner Reflexionsgoniometer mit horizontalen Theilkreisen eine Vorrichtung 

 construirt worden, welche demselben Zwecke dient, wie die von Herrn 

 Beezixa beschriebene Stopfbüchse. Da jener Apparat nicht allgemein be- 

 kannt zu sein scheint , so möge derselbe liier in Kürze erläutert werden. 



In die Centrir- und Justüwomchtung m m y y des Goniometers (vgl. 

 die untenstehende Figur) wird an Stelle des Tischchens ein kurzer Hohl- 

 cylinder, dessen Wand an drei Stellen durchbrochen ist , eingesetzt und 

 mit Hilfe der Schraube v befestigt. In die Durchbohrung dieses Cylinders 



ist eine kleine, ebenfalls durchbohrte Kugel z allseitig drehbar eingelassen. 

 Die Durchbohrung der Kugel dient zur Aufnahme eines kleinen Tischchens z. 

 dessen Stiel a in den Holücylinder hineinragt und auf diese Weise einen 

 durch die Cyrinderausschnitte zugänglichen Hebel darbietet. Vermittelst 

 eines Blechstückes kann man den Stiel a, also auch das Tischchen z nach 

 allen Seiten neigen. So gelingt es eine annähernde Justirung des auf t 

 befestigten Krystalles herbeizuführen. Die vollkommene Justirung wird 

 alsdann wie gewöhnlich mit Hilfe der Cylinderschlitten y y bewirkt. 



1 Vgl. A. Beezixa: Krvstallogr. Untersuchmigen. I. Theil. 1884. S. 100. 

 — Dies. Jahrb. 1884. I. -170-. 



