175 



rend zugleich andere Stellen freigelegt und von der Säure angegriffen wer- 

 den können. Nach meiner Methode findet aber die Salpetersäure nur sehr 

 wenig Angriffspunkte an dem Canadabalsam, so dass man sie sehr gut in 

 gelinder Wärme auf das hlossgelegte Mineral wirken lassen kann. 



Wenn auch hierbei der Canadabalsam rings um die Öffnung des Deck- 

 gläschens zum Schmelzen kommt, so wird doch die Säure verhindert, andere 

 Stellen des Dünnschliffs zu bedecken und aufzulösen. Wenn man nach 

 dem Abkühlen die von der Salpetersäure gelösten Substanzen in Wasser 

 löst und mit der Pipette abhebt , dann kann man nötigenfalls durch Be- 

 handeln mit Alkohol den in die Öffnung des Deckgläschens gedrungenen 

 Canadabalsam auflösen und die Behandlung mit Salpetersäure wiederholen. 

 Ich möchte diese Gelegenheit benutzen, um eine weitere Verbesserung der 

 von mir vorgeschlagenen Methode mitzutheilen. Es ist nämlich nicht nöthig. 

 den zum Bedecken des Dünnschliffs dienenden Canadabalsam auszukochen. 

 Man kann vielmehr frischen Canadabalsam in einem kleinen Blechtöpfcheii 

 auf dem Wasserbade schmelzen, ihn in dünner Schicht mittelst Glasstab 

 auf dem auf 100° erwärmten Dünnschliff ausbreiten und dann | Stunde 

 lang auf dem Wasserbade bei 100° stehen lassen. Er wird dann nach 

 dem Erkalten hart und lässt sich in massiger Wärme (40 — 50° C.) behan- 

 deln ohne zu schmelzen. Der so erhaltene Überzug ist desshalb besser als 

 der durch Auskochen erhaltene, weil er farblos ist und dadurch die Unter- 

 suchung des Dünnschliffs erleichtert ; auch ist das Anschmelzen des durch- 

 bohrten Deckgläschens rascher zu erzielen. 



Übrigens wird man in zahlreichen Fällen sich auch der Wichmann' - 

 sehen Methode bedienen können, namentlich wenn es sich darum handelt, 

 eine etwas grössere Mineralausscheidung zu mitersuchen, die unter der 

 Lupe deutlich zu sehen ist. 



Wichmann empfiehlt ferner, das Gesteinspulver auf einen Objeetträger 

 zu streuen, der mit der oben erwähnten Balsamlösung bestrichen ist, an der. 

 so lange sie noch klebrig ist, die Körnchen haften bleiben. Nach dem 

 Trocknen sucht man unter dem Mikroskop die Körnchen des chemisch zu 

 prüfenden Minerals auf und bestreicht alle übrigen mit der Balsamlösung. 

 Die isolirten Körnchen werden dann direct mit dem Lösmigsmittel be- 

 handelt. A. Streng-. 



Königsberg i. Pr., 1. November 1884. 

 Neuere Apparate zum Messen des Winkels der optischen Axen. 



Vor zwei Jahren construirte Herr B. Füess in Berlin auf meinen 

 Wunsch zwei Axenwinkelapparate , welche im Folgenden beschrieben wer- 

 den sollen, nachdem sie weitere Verbreitung erlangt haben. 



Dem einen der beiden Instrumente (Fig. 1—3) liegt das von W. G. 

 Adams angegebene Princip 1 zu Grunde, welches schon von E. Schneider 



1 W. G. Adams: A new polariscope. Phil. Mag. 1875, (4) 50. 18. 

 Pogg. Ann. 1876, 157, 297. 



