176 



ausgeführt worden ist *. Die neue Construction zeichnet sich durch wesent- 

 liche Vereinfachungen des mechanischen Theiles und durch eine zweck- 

 mässigere Anordnung der Linsen aus. — Die Absicht von Adams ging da- 

 hin, einen Polarisationsapparat für convergentes Licht herzustellen, welcher 

 ein grosses Gesichtsfeld darbietet und gleichzeitig die Winkel der optischen 

 Axen und der Curven gleichen Ganguiiterschiedes zu messen gestattet. 

 Um den ersten Zweck zu erreichen muss stark convergentes Licht erzeugt 

 und ein entsprechend stark verkleinerndes Beobachtungsfernrohr ange- 

 wendet werden. Dabei müssen die beiden Linsensysteme, von denen das 

 eine convergentes Licht liefert , während das andere die Winkelverklei- 

 nerung des divergent aüs dem Krystall austretenden Lichtes bewirkt, ein- 

 ander soweit genähert werden, dass nur dünne Präparate und auch diese 

 nur um eine Axe gedreht werden können. Diese Schwierigkeit kann nach 

 dem Vorschlage von Adams dadurch beseitigt werden, dass die beiden cen- 

 tralen, den Krystall einschliessenden Linsen in einer Passung vereinigt 

 und durch mechanische Vorrichtungen für sich drehbar eingerichtet wer- 

 den. Alsdann gelingt es, ohne eine Einschränkung des Gesichtsfeldes her- 

 beizuführen, eine Krystallplatte auch in solchen Eichtungen zu betrachten, 

 in denen bei den älteren Apparaten totale Reflexion eintritt ; die Grenze 

 für den Durchgang des Lichtes durch den Krystall ist durch die Ränder 

 der Passung des centralen Linsenpaares gegeben. Auf Veranlassung von 

 A. Brezina hat Schneider seinem Apparat die Einrichtung ertheilt, dass 

 die Krystallplatte um drei Axen gedreht werden kann. Naturgemäss können 

 nur zwei der Drehungen volle Umdrehungen sein. Eine der Drehungen 

 erfolgt um eine zur optischen Axe Z des Instrumentes senkrechte Axe 

 Y und dient in Verbindung mit einem Theilkreise zur Messung des Win- 

 kels der optischen Axen. Ausserdem kann der Krystallplatte eine volle 

 Umdrehung in ihrer Ebene, also um ihre Normale N, und eine gewisse 

 Neigung um ihre Schnittgerade X mit der Verbindungsebene von iVund Z 

 ertheilt werden. Die Ebene X N Z steht senkrecht auf Y. Befindet sich die 

 Krystallplatte in der Stellung, dass ihre Normale mit Z zusammenfällt, so 

 stehen die drei Drehungsaxen Z, Y, X senkrecht auf einander. Der Wunsch, 

 die von Schneider zur Ausführung dieser Drehungen benutzten mecha- 

 nischen Hülfsmittel durch einfachere und stabilere Vorrichtungen zu er- 

 setzen, gab den Anlass zu folgender Construction. — Auf einem Hufeisen- 

 tuss erhebt sich (vgl. Fig. 1) eine dreiseitige vertikale Stahlschiene A, an 

 welcher zwei Hülsen B, C, von denen horizontale Arme ausgehen, auf 

 und nieder bewegt und mit Hülfe von Schrauben festgeklemmt werden 



1 E. Schneider: Polarisationsmikroskop zur, Messung von Axenwin- 

 keln. Carl's Repert, f. Physik. 1879, 15, 119. Über einen neuen Polaii- 

 sations- und Axenwinkelapparat, Carl's Repert. f. Phys. 1879, 15, 774. — 

 W. G. Adams : Measuring polariscopes. Phil. Mag. 1879 . (5), 8 , 275. — 

 F. Becke: Ein neuer Polarisationsapparat von E. Schneider in Wien. 

 Mineral, und .petrogr. Mitth. herausg. v. Gr. Tschermak. 1879, 2, 430. — 

 A. Brezina: Über Schneider's neues Polarisationsmikroskop. Verh. geol. 

 Reichsanst. 1880. 14, 47. Krystallogr. Untersuch. I. Wien, 1884, 318. 



