179 



dem Cylinderschlitten B zur Führung dienen (vgl. Fig. 3, in welche die 

 Buchstaben M, B, M nicht eingetragen sind). B wird durch Zahn und 

 Trieb (F, E) bewegt ; der Betrag der Drehung kann an der auf B an- 

 gebrachten Theilung (Fig. 3) abgelesen werden. Auf B befindet sich eine 

 kurze, aussen mit einem Gewinde versehene Hülse G, welche den Krystall- 

 träger H aufnimmt. In der durch den kleinen Dorn € bestimmten Lage 

 wird G dadurch festgehalten, dass eine Überfangmutter J auf einen centra- 

 len Vorsprung v von H drückt. Auf diese Weise ist die Lage des Kry- 

 stallträgers , der bei jedem Wechsel des Objectes herausgezogen werden 

 muss , gegen die mechanisch festen Theile des Instrumentes vollkommen 

 gesichert. — Von H geht ein Arm K aus , der an seinem Ende in einen 

 Bing* L ausläuft. In L liegt concentrisch und drehbar die auf ihrer obe- 

 ren Seite mit einem Kronrade versehene Fassung einer halbkugelförmigen 

 Linse m. Im Innern besitzt diese Fassung das Muttergewinde für «eine 

 zweite halbkugelförmige Linse m'. Vermittels der durch eine Durchbohrung 

 von H gelegten , auf dem Arm durch zwei Lager getragenen und in das 

 Kronrad von m eingreifenden Triebstange kann nun dem Halbkugelpaar 

 m, vnf eine volle Umdrehung um den , auf den Planflächen von m und m' 

 senkrechten Durchmesser N ertheilt werden. Zu diesem Zweck wird auf 

 das vierkantige, in den Kern II hineinragende Ende von der durch einen 

 Ausschnitt von J hindurchgreifende Schlüssel TJ gesetzt. — Es ist gelungen, 

 dem vorliegenden Apparate eine vereinfachte Linsencombination zu geben. 

 Während E. Schneider in dem oberen, als verkleinerndes Fernrohr wirken- 

 den Theile vier Linsen angebracht hat, genügen hier drei Linsen (m, o, t), 

 von denen die mittlere auf ihrer Planfläche das Strichsystem trägt, welches 

 ein besonderes Fadenkreuz entbehrlich macht. Auch der untere Theil des 

 Apparates besitzt kein Fadenkreuz. — Der für den Öffnungswinkel des 

 Kegels der einfallenden Strahlen günstigste Abstand der Linsen e\ n von 

 einander und vom Mittelpunkt des Halbkugelpaares ist durch Probiren fest- 

 gestellt ; bei der Keinigung des Apparates, die nur sehr selten erforderlich 

 sein wird, da das Mittelstück vollständig geschlossen ist, wird eine Ände- 

 rung des Abstandes der Linse n von der festen Linse e' zu vermeiden 

 sein. — Um zu prüfen, ob die Combination m, o, t als verkleinerndes, auf 

 parallele Strahlen eingestelltes Fernrohr wirkt, und gleichzeitig ein punktir- 

 ter Strich des Systemes auf o senkrecht zur Drehungsaxe Y des Nonien- 

 kreises steht, verfährt man in folgender Weise. Der Beobachter bringt 

 zunächst die Oeularlinse t durch Verschieben des Ocularauszuges u in der 

 festen Hülse y in die Stellung, dass er das Strichsystem auf o deutlich 

 sieht. Darauf wird der Krystallträger herausgenommen, indem der Schlüs- 

 sel U abgezogen, die Mutter J abgeschraubt und der Kern II aus seinem 

 Lager gezogen wird. Nach Entfernung der Linse m' wird der Krystall- 

 träger wieder eingeführt. Man beleuchtet, nachdem der Analysator ab- 

 gehoben worden ist, das Strichsystem auf o durch eine seitlich stehende 

 Flamme, welche auf eine in den Hals von u gesteckte Hülse, in der sich 

 ein unter ca. 45° gegen die Vertikale geneigtes Glas befindet, Licht fallen 

 lässt Die nach unten gewendete Planfläche der Linse m erzeugt ein 



12* 



