180 



Spiegelbild des Strichsystems, welches vom Beobachter deutlich gesehen 

 wird, wenn m, o, t die vorgeschriebenen Stellungen einnehmen. Dreht man 

 jetzt den Trieb E, bis die Mittelpunkte des direct gesehenen und des ge- 

 spiegelten Fadenkreuzes sich decken, so steht die Planfläche von m genau 

 senkrecht zur Axe Z\ in dieser Lage muss die Marke auf D mit dem 

 Nullstrich der - Theilung auf M zusammen fallen. Wird darauf der Nonien- 

 kreis, für dessen Bewegung M eine Handhabe gewährt, gedreht, so muss 

 das Spiegelbild eines der beiden punktirten Striche auf o während der 

 Drehung mit dem Striche selbst in Deckung bleiben. Eine Correctur der 

 Stellung von o würde mittels der oben erwähnten Schrauben, welche in 

 der Hülse h Spielraum haben, auszuführen sein. — Die Marken, welche 

 sich auf die Stellung der Nicorschen Prismen und des Mittelstückes gegen 

 die festen Hülsen g und y beziehen, sind so gewählt, dass die Ebene der 

 optischen Axen © einer zur ersten Mittellinie senkrechten Platte, welche 

 zwischen die Linsen m, m' so eingeschaltet ist, dass @ auf der Drehungsaxe 

 Y des Nonienkreises senkrecht steht, auch auf dem Hauptschnitt eines der 

 gekreuzten Mcols senkrecht steht, wenn unten die Strichmarke auf / mit 

 der festen Marke 90 auf g, oben die Marke auf v mit der festen Strich- 

 marke s und die Marke oder 90 des Mittelstückes mit der festen Strich- 

 marke am oberen Bande von g zusammenfällt. Wird das Mittelstück um 

 45° gedreht, so halbirt die Ebene der optischen Axen einen der beiden 

 Winkel der Mcolhauptsclmitte. Diese Hauptschnitte gehen in der ersten 

 Lage den punktirten, in der zweiten den ausgezogenen Linien auf o 

 parallel, eine Einrichtung, welche die Genauigkeit der Einstellung bei 

 der Messung des Winkels der optischen Axen erhöht. 



Dem zweiten Axenwinkelapparate (Fig. 4), welcher zu ge- 

 nauen Messungen des scheinbaren Winkels der optischen Axen und der 

 isochromatischen Curven in Luft oder in einer Flüssigkeit, für Licht von 

 bestimmter Wellenlänge und bei verschiedenen Temperaturen dienen soll, 

 liegt ein Stativ J, S, S' zu Grunde, das jenem der weit verbreiteten ein- 

 facheren Axenwinkelapparate von B. Fuess nachgebildet ist. Der mit einem 

 Schutzdeckel versehene, vermittelst der Scheibe g zu bewegende Theilkreis / 

 ist in Viertelgrade getheilt; zwei einander diametral gegenüber liegende 

 Nonien gestatten direct halbe Minuten abzulesen. An Stelle des Petzval'- 

 schen Trägers der älteren Apparate ist ein Krystallträger von der Con- 

 struction, die den entsprechenden Vorrichtungen der FüESs'schen Beflexions- 

 goniometer eigenthümlich ist, angebracht; die einzelnen Theile desselben 

 sind in Fig. 4 übersichtlich dargestellt. — Bemerkenswerth ist eine neue, 

 in Fig. 5 a und 5 b abgebildete P i n c e 1 1 e, welche eine Drehung der Kry- 

 stallplatte in ihrer Ebene ermöglicht. An dem prismatischen Stücke a sitzt 

 ein schleifenförmiger Ansatz, der einen unten durchbohrten Arm trägt. In 

 der Durchbohrung kann sich um die Axe nn ein zweiter Arm b drehen, 

 dessen Bewegung durch die in der Schleife von a gleitende Schraube c 

 bewirkt wird. Mit b ist oben durch ein Gelenk die gabelförmige Feder- 

 klammer d verbunden, welche die Krystallplatte an b andrückt, wenn die 

 Schraube c hinreichend angezogen wird. — Dem Apparat sind zwei Beleuch- 



