181 



tungsvorriehtungen beigegeben. Die eine derselben entspricht dem Beleuch- 

 tungsapparat der gewöhnlichen Polarisationsapparate für convergentes Licht 

 und dient zur Beobachtung im weissen Licht und im Licht einfarbiger 

 Flammen. Sie kann ersetzt werden durch das in Fig. 4 abgebildete Spektro- 



Fig. 4. 



skop, dessen Combination mit dem Axenwinkelapparate die Beobachtung 

 des scheinbaren Winkels der optischen Axen für Licht von bestimmter 

 Wellenlänge nach der Methode von G. Kirchhoff 1 gestattet. C ist das 



1 G. Kirchhoff: Über den Winkel der optischen Axen des Arago- 

 nits für die verschiedenen Fraunhofer'schen Linien. Pogg. Ann. 1859, 108. 



