182 



mit einem geradlinigen Spalt b versehene Collimatorrokr , c die Schraube, 

 durch welche die Spaltweite regulirt wird, B das Prisma, D das Fern- 



convergentes Licht zu erzeugen; dementsprechend sind zwei Beobachtungs- 

 fernrohre F heigegeben. Der Analysator A ist mit den erforderlichen 

 Marken versehen. — Auf einer besonderen, um eine horizontale Axe ein 

 wenig drehbaren Säule B ruht ein Collimatorrohr mit einem Fadenkreuz- 

 signal, eine Vorrichtung, welche zur Justirung der Krystallplatte , zur 

 Messung der Neigung der Plattennormale gegen die Richtung einer opti- 

 schen Axe u. s. w. in den Fällen dient, wo die Beleuchtung des Faden- 

 kreuzes in F vermieden werden soll. — In den Cylinder H, welcher mit 

 Hülfe der Schraube n gehoben oder gesenkt werden kann, wird der Träger 

 des Ölgefässes oder der Erhitzungsapparat eingesetzt und durch Ii fest- 

 geklemmt. 



Ein derartiger Axenwinkelapparat lässt sich bekanntlich leicht in 

 ein T o t a 1 r e f 1 e c t o m e t e r nach F. Kohlrausch umwandeln x . Die hierzu 

 erforderlichen Attribute sind ein schwach (ca. zweimal) vergrösserndes Be- 

 obachtungsfernrohr, welches an Stelle von F (Fig. 4) eingeführt wird, ein 

 Glasgefäss zur Aufnahme der Flüssigkeit mit planparallelen Glasplatten 

 an den Stellen, welche dem Fernrohr F und dem Collimator E zugekehrt 

 sind, und Vorrichtungen (Fig. 6, 7), welche dem Object eine volle Umdreh- 

 ung um die Normale der spiegelnden Fläche zu ertheilen und den Betrag 

 der Drehung zu messen gestatten. — Die in Fig. 6 abgebildete Vorrich- 

 tung, welche mit dem Zapfen a in den Justirkopf des Krystallträgers ein- 

 gesetzt wird, besteht aus einem Winkelarm b, der unten die Axe b' eines 

 mit Kreistheilung versehenen Zahnrades aufnimmt und oben die Trieb- 



567. Gesammelte Abhandl. Leipzig 1882, 577. — V. von Lang: Grösse 

 und Lage der optischen Elasticitätsaxen beim Gyps. Sitzungsber. Wien. 

 Akad. 1877, 76 (2), 805. Verbindung des Spektralapparates mit dem 

 Axenwinkelapparate. Zeitschr. f. Kryst. 1878, 2, 492. 

 1 Vgl. M. Bauer, dies. Jahrb. 1882. I. p. 132. 



Fig. 5 a. 



Fig. 5 b. 



rohr, P der Polarisator. Die ganze 

 Vorrichtung kann durch den Trieb 

 d bewegt werden. Um eine be- 

 stimmte Stelle des Spektrums mit 

 dem verticalen Faden in F zur 

 Deckung zu bringen, wird das mit 

 dem Collimator fest verbundene 

 Prisma durch die Schraube T ge- 

 dreht. Da die Trommel von T 

 getheilt ist, so kann der Apparat, 

 nachdem er für bestimmte Linien 

 des Spektrums justirt ist, mit belie- 

 bigen Lichtquellen beleuchtet wer- 

 den. — Das Fernrohr D besitzt zwei 

 Oculare, um mehr oder minder stark 



