62 



XI. Erdstösse von Brockau am 19. December 1883. 



XII. Erderschütterung von Glauchau am 21. Januar 1884. 

 Dieses Gebiet liegt wie IV direct am SW.-Ende der mittelgebirgischen 

 Falte. — 



Von 13 der 15 in den Jahren 1875 bis Anfang- 1884 in Sachsen und 

 angrenzenden Landstrichen beobachteten Erdbeben liegt der Ausgangspunkt 

 im Erzgebirge oder dem angrenzenden Vogtlande , also im Bereiche sein' 

 beträchtlicher Lagerungsstörungen durch Faltung, Zerreissung und Ver- 

 werfung. Allein 6 dieser Erschütterungen beschränken sich auf das Vogt- 

 land oder sind von dort ausgegangen. Vergleicht man diese Erdbeben mit 

 denen anderer Gebiete, z. B. des Alpen-Systems, so scheint sich zu ergeben, 

 dass die Zahl und Intensität der Erdbeben in umgekehrtem Verhältnisse 

 steht zu dem Alter der Gebirge, von denen sie ausgehen. 



Th. Liebisch. 



G. R. Lepsius : Über ein neues Quecksilber-Seismometer 

 und die Erdbeben i. J. 1883 in Darmstadt. (Zeitschr. d. deutsch, 

 geolog. Gesellen. 1884. Bd. 36. S. 29—36.) 



Verf. hat Cacciatore's Quecksilber-Seismometer in folgender Weise 

 abgeändert (vgl. Fig. 1 u. 2). Der Apparat besteht aus einem runden Ge- 

 fässe, aus gebranntem Thon gefertigt, von 191 mm Durchmesser und 60 mm 



Bandhöhe. Die Oberfläche des Ge- 

 fässes ist 15—20 mm unter die Ebeue 

 der Oberkante des Aussenrandes ein- 

 gesenkt. In die Oberfläche eingetieft 

 befindet sich central eine flache, nur 

 5 mm tiefe, 80 mm weite Schale, und 

 rings um diese mittlere Schale , un- 

 mittelbar an dieselbe anstossend und 

 dicht nebeneinander gereiht 16 becher- 

 förmige, bis 30 mm tiefe Vertiefungen. 

 Die ganze Oberfläche des Thongefässes 

 ist glasirt, die Oberkante des erhabe- 

 ol m neu Aussenrandes gleichmässig abge- 

 schliffen. Zur Aufnahme des Queck- 

 silbers dient ein Uhrglas b, flach ge- 

 wölbt , von 5 mm Maximaltiefe und 

 88 mm Durchmesser , welches auf die 

 mittlere Schale des Thongefässes auf- 

 gekittet wird. Der äussere Band des 

 Uhrglases ist in seiner oberen Kante eben abgeschliffen, so dass die Band- 

 ebene des Uhrglases und damit die Oberfläche des aufzugiessenden Queck- 

 silbers mittelst einer Wasserwage genau horizontal nivellirt eingestellt 

 werden kann. Der Band des Uhrglases steht mehrere mm weit über den 

 Band der mittleren Schale des Thongefässes hinaus und direct über den 

 16 Bechern des Umkreises, so dass das überlaufende Quecksilber über den 



