— 196 



Mineralien (Chlorit. Schwefelkies, Kupferkies. Ärsenkies, Skorodit); Lost- 

 withiel und Ckyandour in Cornwall. Die Analyse ergab : 7.60 Fe-2 ös l 

 28,23 ALj Os; 26.96 AsäOs; 1,11 SOs; 1,03 CuO; 0,72 Ca : Ha : 4,35 

 bei gew. Temp. ; 10,96 bei 100°: 5,55 bei 120°; 8.22 bei 140—190°: 4.97 

 beim Glühen; im Ganzen: 34.05 H2 ^8 Mol.) - 99.74. Diess giebt die 

 Formel: R m As Ch . 8H2 0. Die Farbe kommt von etwas CuO. auch etwas 

 S O3 ist vorhanden. Steht dem Evansit nahe . hat aber As statt P : viel- 

 leicht ein As-Evansit. Max Bauer. 



Paul G-isevius : Beiträge zur Methode der Bestimmung 

 des spezifischen Gewichts von Mineralien und der mecha- 

 nischen Trennung von M ine ralgem engen. Inaugural - Disser- 

 tation. Bonn 1883. Mit 1 Tafel. 



James J. Dobbie: Xote on an easy and rapid method 

 of de terminin g the specific gravity of solids. (Philos. maga- 

 zine V. ser. Bd. 17. pag. 459—462. 1884.) 



Gisevius hat bei der Prüfimg der Methode der Trennung der ein- 

 zelnen Mineralgemengtheüe behufs womöglich quantitativer Untersuchung 

 der Gesteine und Bodenarten auch die Methoden zur Bestimmung des spe- 

 zifischen Gewichts von Mineralien, besonders für den Fall untersucht . dass 

 nur sehr kleine Stückchen zur Untersuchung vorliegen. Es stellte sich 

 dabei heraus, dass die aUerdings sehr handliche Jolly'sche Federwage für 

 den genannten Fall die erste Decimale nicht mehr richtig angiebt. dass 

 sie also nur mit grösseren Stücken benützt werden kann, aber auch dann 

 ist das Resultat nur annähernd. Ebenso gab auch ein der Grösse der 

 Mineralstücke angepasstes kleines cylindrisches Pyknometer unbeMedigende 

 Resultate und das gleiche war mit der hydrostatischen Wage der Fall. 

 Der Verfasser construirte daher ein Volunienonieter . bestehend aus einer 

 engen und einer weiten mit einer Flüssigkeit (Wasser) gefüllten vertikalen 

 Glasröhre, welche unten commirnicirten. Die enge Röhre ist in Millimeter 

 getheilt. die weite trägt eine Marke, welche an einem engen Glasröhrchen 

 angebracht ist. welches unten von dem weiten Schenkel abgeht und weiter 

 oben wieder in ihn einmündet, so dass die Flüssigkeit in diesem Röhrchen 

 mit der in der weiten Röhre befindlichen im gleichen Niveau steht, aber 

 einen stärker gebogenen und dem Ablesen günstigeren Meniskus hat. Auf 

 die Marke ist ein Mikroskop gerichtet, das als eine Art von Kathetometer 

 dient. Wenn das Mineralstückchen nun in den weiten Schenkel hinein- 

 gebracht wird, so steigt die Flüssigkeit, wird aber dann im weiten Schenkel 

 mittelst eines durch eine Schraube auf- und abzuschiebenden in demselben 

 festanliegenden Gummistopfen bis zu der genannten Marke hermitergepresst. 

 Die Flüssigkeit ist dann im kleinen Schenkel um das Volumen des Mineral- 

 Stückchens gestiegen, welches man an der Theilung. deren Beziehimg zum 

 Volumen der Röhre bestimmt werden muss, immittelbar ablesen kann. 



Ein fast genau ebenso construirtes Instrument hat später, offenbar ganz 

 unabhängig von Gisevius, der zweite genannte Verfasser construirt. Statt 

 des verschiebbaren Gummistopfens setzt derselbe aber mittelst eines Gummi- 



