für das Goniometer mit horizontalem Theilkreis. 



93 



die weite Öffnung der conisch gestalteten Röhre d, welche in dem ring- 

 förmigen Ansatzstück c liegt, genau an den Objectivkopf anschlägt. Man 

 kann nun den zu messenden Krystall bereits vor dem Aufsetzen des Appa- 

 rates centriren, indess gelingt dies ebensogut nachher, da in die Hülse e 

 von oben und durch die Öffnung / genügend Licht eintritt. In den meisten 

 Fällen kann man mit dieser Verdunklungsvorrichtung allein, wenn man 

 irgend eine der bisher üblichen künstlichen Lichtquellen benützt, die Re- 

 flexe auf den Krystallflächen bei Tageslicht gut erkennen. Es erweist sich 

 bisweilen als zweckmässig, noch über das Ende des Collimatorrohrs, welches 

 das Signal trägt, eine kleine, ca. 5 — 6 cm im Durchmesser besitzende Papp- 

 scheibe, wie es auch jetzt vielfach üblich ist, centrisch aufzusetzen. Sind 

 die Krystallflächen sehr klein oder mangelhaft ausgebildet, so empfiehlt 

 es sich, noch die in Fig. 2 gezeichnete Kappe g zu gebrauchen, welche 

 dazu dient, das etwa von oben und seitlich durch den Schlitz / auf den 

 Krystall fallende Licht nach Bedürfuiss abzuhalten. Die Kappe g wird 

 auf die Hülse e gesetzt, der über die Hülse greifende Mantel h der Kappe g 

 ist so gestaltet, dass er, bis auf den Theil m, nur knapp bis i, d. h. bis 

 an das sich verjüngende Ende der conisch geformten Röhre d (vergl. Fig. 1) 

 reicht, der Theil m des Mantels der Kappe dagegen ist so gross, wie der 

 Mantel der Hülse e. Hierdurch ist es möglich, die Öffnung / der Hülse e 

 nach Bedürfniss bis auf einen kleinen Spalt, durch den das von der Kry- 

 stallfläche reflectirte Licht in das Beobachtungsfernrohr tritt, abzuschliessen. 

 Der Schlitz / der Hülse e und die Gestalt des Mantels der Kappe g ge- 

 statten bei der Messung den Winkel zwischen Collimator- und Beobachtungs- 

 fernrohr in den Grenzen von 20—140° beliebig zu verändern. Bei der 

 ersten praktischen Ausführung dieser Methode wurde eine zweite ähnlich 

 gestaltete Röhre auch auf das Beobachtungsfernrohr gesetzt, sie erwies 

 sich jedoch, wie längerer Gebrauch ergab, als überflüssig. 



Der Apparat kann stets mit dem Collimatorrohr fest verbunden bleiben. 

 Das Aufsetzen des Krystalls ist bei den von Fuess construirten Gonio- 

 metern leicht zu ermöglichen, da der Krystallträger nach Bedürfniss leicht 

 über die Hülse e gehoben oder unter dieselbe gesenkt werden kann. 

 Hauptbedingung bei der Anwendung des Apparates ist, 

 dass dieAxe desCollimatorrohrs eine genaue radialeStel- 

 lung zum Theilkreis einnimmt. 



Die Vortheile des kleinen Apparates sind folgende: 



1. Man kann die Krystallmessung in jedem hell erleuchteten Räume 

 vornehmen und jede genügend helle Lichtquelle ohne weitere Schutzmaass- 

 regeln gegen Nebenlicht anwenden. (Unter günstigen Umständen kann 

 auch das Tageslicht als Lichtquelle dienen.) 



2. Das Auge ist keinem Wechsel von Hell und Dunkel ausgesetzt, 

 da zur Ablesung keine besondere Lichtquelle erforderlich ist. 



Herr Fuess hat für jedes Goniometer-Modell mit horizontalem Theil- 

 kreis passende Apparate construirt. Dem Apparat wird auch ein etwas 

 abweichend von den jetzt gebräuchlichen gestaltetes Tischchen, auf welches 

 der Krystall gesetzt wird, beigefügt (vergl. Fig. 1). Die Anwendung des- 



