94 



R. Fuess, Demonstrations-Mikroskop 



selben dürfte bisweilen zweckmässig sein. In den seltenen Fällen, in wel- 

 chen man Krystalle zu messen hat, die noch auf Stufen aufsitzen, müsste 

 ein Apparat mit einer einen grösseren Durchmesser besitzenden Hülse ge- 

 braucht werden. 



Demonstrations - Mikroskop für den mineralogisch -petro- 

 graphischen Unterricht. 



Von R. Fuess. 



Mit l Holzschnitt. 



Berlin-Steglitz, Februar 1894. 



Für den Unterricht in Mineralogie und Petrographie fehlte es bisher 

 an einem geeigneten Demonstrations-Mikroskope, welches zur Erläuterung 

 bei Vorlesungen und beim Schulunterricht unter den Zuhörern von Hand 

 zu Hand gegeben werden kann. Das nachstehend beschriebene Instrument 

 soll dem bestehenden Mangel abhelfen. 



An einem gemeinsamen Träger (T) ist die Einschiebehülse (H) für 

 den Tubus (M), ferner diejenige für die Polarisator-Röhre (P) und der 

 drehbare Objecttisch (0) befestigt. Durch Verschieben in seiner Hülse 

 wird der Mikroskop tubus (M) auf das Object eingestellt und sodann mittelst 

 eines Klemmringes (K) befestigt. Das vor dem Oculare befindliche A'naly- 

 sator-Prisma (Ä) ist an einem, um ein Scharnier beweglichen Arm befestigt, 

 dessen fester Theil in Verbindung mit dem Tubus steht, und kann für den 

 Übergang vom gewöhnlichen zum polarisirten Lichte und umgekehrt vor- 

 und weggeschlagen werden. Es können somit alle Operationen, ohne 

 Hinweglegen und Wiederaufsetzen des Analysators, von jedem Beobachter 

 leicht vollzogen werden ; auch ist damit die Gefahr des Hinunterfallens 

 und dergleichen vermieden. Kräftige Strichmarken geben die jeweilige 

 orientirte Lage des in seiner Hülse drehbaren Analysators an. Um zwischen 

 Analysator und Ocular Gyps und Glimmerplättchen in gesicherter Lage 

 einschalten zu können, werden dieselben in eine auf das Ocular federnd 

 aufgesetzte Scheibe (8) eingelegt. 



Der mit 2 federnden Objectklemmen versehene, drehbare Objecttisch 

 (0) besitzt eine von 5°— 5° fortschreitende, kräftige Strichtheilung, welche 

 für das lediglich der Beobachtung dienende Instrument wohl ausreichend ist. 



Drei in der Einschiebhülse (P) des Polarisators 45° von einander 

 entfernte Führungsschlitze sichern dem Polarisator bestimmt orientirte 

 Lagen. Über dem Polarisator-Nicol ist eine Condensor-Linse eingeschraubt, 

 welche gemeinsam mit dem stets in bestimmter Stellung sitzenden Polari- 

 sator dem Object genähert und entfernt werden kann. 



Um das Instrument für Beobachtungen von Axenbildern im conver- 

 genten Lichte herzurichten, wird an den Tubus ein zweigliedriges Linsen- 

 system, welches eine höhere Apertur als die dem Mikroskope beigegebenen 

 Objective besitzt, angeschraubt. Die über dem Polarisator befestigte 

 Linse wird noch durch eine zweite, der Frontlinse des Beobachtungssystems 

 gleichartige, ergänzt und bildet mit dieser das Condensorsystem. Die 



