238 



F. Sartorius, Ueber hydrostatische Waagen und einige 



ihrer leichten Handhabung beliebt. Schon seit einer Eeihe von Jahren 

 werden diese Waagen mit den BüMANN'schen Senkkörpern und Gefässen 

 versehen, wodurch die Mängel beseitigt sind, die anderen dem gleichen 

 Zweck dienenden Einrichtungen anhaften. 



1. Der KuMANN'sche massive gläserne Senkkörper hat, einschliesslich 

 seines Aufhängedrahtes und der Öse, stets sowohl dasselbe absolute Ge- 

 wicht als auch denselben Inhalt , so dass er bei der angenommenen Nor- 

 maltemperatur von 15° C. genau 10 g destillirtes Wasser verdrängt. 

 Die zugehörigen Gewichte müssen daher die bestimmte Schwere von 

 10 g ... 1 g ... 1 dg ... 1 cg haben. — Hieraus folgt: Jeder Senkkörper 

 passt zu jedem Gewichte und jeder Waage, so dass ein Verlust oder Bruch 



Fig. 1. 



des einen Theils eine entsprechende Änderung des anderen Theils nicht 

 bedingt, also ein Ersatz leicht möglich ist, und dass ferner die Gewichte 

 stets genau auf ihre Richtigkeit zu prüfen sind 1 . 



2. Die Untersuchung leidet keine Unterbrechung durch die Ablesung 

 der Temperatur, selbst nicht bei Prüfungen von farbigen oder undurch- 

 sichtigen Flüssigkeiten, weil sich die Thermometerskale ausserhalb der- 

 selben befindet. 



3. Durch Hinwegnahme des Thermometers aus dem Senkkörper hat 

 letzterer ganz erheblich an Stärke und Unzerstörbarkeit gewonnen, ebenso 

 das Thermometer an Deutlichkeit und Länge der Skale und namentlich an 

 Empfindlichkeit, insbesondere gegenüber denjenigen Thermometerschwim- 



♦ 



1 Siehe Stammer, Lehrbuch der Zuckerfabrikation, Ergänzungsband 

 S. 52, und Loewenherz, Bericht über die wissenschaftlichen Instrumente 

 auf der Berliner Gewerbeausstellung 1879, S. 202. 



