Hilfsmittel zur Bestimmung des specifischen Gewichtes etc. 239 



mern, die an sich schon ziemlich unempfindlich zu sein pflegen und durch 

 einen massiven Glasansatz unterhalb des Quecksilbergefässes, an welchem 

 das Volumen berichtigt werden soll, ihre Empfindlichkeit ganz und gar 

 verlieren *. 



Das Stativ sowohl wie der Balken der Waage haben im Laufe der 

 Zeit Abänderungen in der Construction erfahren, wodurch wesentliche 

 Verbesserungen sowohl hinsichtlich der Genauigkeit der Wägungen, als 

 auch in der Dauerhaftigkeit der Waagen und Gewichte erzielt sind. Durch 

 einen am Stative befestigten Gradbogen (Fig. 1), vor dem die Zunge 

 spielt, wird die Ablesung bequemer und sicherer wie bei dem sonst üblichen, 

 der Zunge gegenübersitzenden einfachen Index. Das Gegengewicht am 



Fig. 2. 



linken Balkenende hat eine Vorrichtung zur Eegulirung des Schwerpunktes 

 erhalten und die Axe am anderen Ende ist mit einer langen Schneide 

 und Pfanne im Bügel versehen. 



Die hauptsächlichsten Abänderungen des Balkens und der Gewichte, 

 durch welche viel längere Haltbarkeit und Unwandelbarkeit der Angriffs- 

 punkte der Axen und Laufgewichte und demzufolge immerwährendes 

 sicheres Spiel der Waage, auch bei Anwendung der schwersten Gewichte, 

 erreicht wird, besteht darin, dass an Stelle der früher üblichen Einschnitte 

 in der oberen Kante des Messingbalkens, in welche die Messing-Reiter mit 

 ihren, aus demselben Metall ausgearbeiteten, Schneiden hineingesetzt wur- 

 den, nunmehr seitlich in den Balken vergoldete Stahlcylinder mit fein 

 ausgeschliffenen und gehärteten Schneiden eingesetzt sind. Die bei dieser 



1 Siehe Loewenherz S. 202. 



