210 



Mineralogie. 



prismatisch ist, der Auslöschungswinkel eines Spaltungsstückes abhängig 

 ist von dem Auslöschungswinkel in einem Schliffe parallel der Symmetrie- 

 ebene («), dem Winkel der optischen Axen (2 V) und dem Spaltungs winke]. 



Bezüglich der Ableitung der Formel muss auf die Originalarbeit 

 verwiesen werden. 



Verf. giebt am Schluss eine Tabelle mit den Werthen für die Aus- 

 löschungswinkel in Spaltungsstücken von Hornblende und Augit bei ver- 

 schiedenen Grössen von « und 2 V. K. Busz. 



O. Pulfrich: Über Dispersionsbestimmungen nach der 

 Totalreflexionsmethode mittelst mikrometrischer Messung. 

 (Mittheil. a. d. opt. Werkst, v. Carl Zeiss in Jena.) (Zeitschr. f. In- 

 strumentenkunde. 1893. p. 267—272.) 



Während man bisher mit dem Totalreflectometer die Grösse der Dis- 

 persion in der Weise ermittelte, dass man die Brechungsindices für ver- 

 schiedene Farben auf dieselbe Weise mittelst Gradablesung am Theilkreise 

 bestimmte, schlägt der Verf. eine Methode vor, welche dem Umstände 

 Rechnung trägt, dass die Dispersion von der Differenz der Brechungs- 

 indices abhängt. Es muss daher derselbe Fehler der Messung, welcher den 

 Brechungsindex selbst nur um einen geringen Bruchtheil seines Werthes 

 unsicher macht, auf die Ermittelung der Dispersion einen sehr grossen 

 Einfluss ausüben. Wollte man die gleiche relative Genauigkeit, welche 

 für den Brechungsindex mit verhältnissmässig einfachen Hilfsmitteln erzielt 

 wird, auch für das Zerstreuungsvermögen zu erreichen suchen, so würde 

 dieses nur mit äusserster Sorgfalt und unter Anwendung einer viel feineren 

 Kreistheilung, als man zur Bestimmung des Brechungsindex bedarf, mög- 

 lich sein. Die gewöhnliche Methode, welche zur Bestimmung der Refraction 

 geschaffen und auch geeignet ist, erweist sich also als umständlich und 

 unsicher bei der Bestimmung der Dispersion. Es sind dieses dieselben 

 Überlegungen, die E. Abbe dazu geführt haben, bei dem von ihm con- 

 struirten Spectrometer die beiden Aufgaben, Bestimmung der Refraction 

 und Bestimmung der Dispersion, vollständig zu trennen. Der Verf. bringt 

 desshalb an dem zur Einstellung dienenden beweglichen Theile des In- 

 struments (Theilkreis mit Fernrohr oder Drehungsaxe mit der Objectplatte) 

 eine Mikrometervorrichtung an. Mit dieser wird die Einstellung 

 beim Übergange von einer Farbe zur anderen bewirkt, während die erste 

 Einstellung auf eine der Spectralfarben mit den gewöhnlichen Hilfsmitteln 

 erreicht wird. Diese Modifikation lässt sich an allen auf dem Princip der 

 Totalreflexion beruhenden Apparaten anbringen. A. Sommerfeld. 



H. Ambronn: Über eine neue Methode zur Bestimmung 

 der Brechungsexponenten anisotroper mikroskopischer 

 Objecte. (Ber. K. Sachs. Ges. d. Wiss. Math.-phys. Classe. Sitzung vom 

 6. Febr. 1893. 3 S.) 



