Krystallographie. Krystallphysik. Mineralchemic. 213 



um 1° einen Fehler von 1 : 180 der Wellenlänge. 2) Giebt das \ Undu- 

 lationsplättchen eine Verzögerung von \ l + A ^ > s0 entsteht daraus im 

 Maximum ein Fehler von -gfaL Ist die Verzögerung des Plättchens auf 

 0,01 X genau, so sinkt der Fehler auf 0,00001. 3) Eine ungenaue Ein- 

 stellung des i Undulationsplättchens bewirkt Fehler von derselben Grösse, 

 wie ungenaue Messung von tp. 4) Ungenaue Einstellung der Krystallplatte 

 auf das Maximum der Helligkeit (zwischen gekreuzten Nicols) um 2° ändert 

 den Werth von rp nur um j^Vö- I m Ganzen also entstehen beträchtliche 

 Fehler nur bei 1) und 3). — Das dritte Verfahren (mit Anwendung von 

 zwei \ Undulationsplättchen) giebt ungenauere Resultate ; störend ist es 

 hier, wenn das einfallende Licht nicht ganz geradlinig polarisirt ist. 



O. Mügge. 



Oh. Soret et Oh. Eug. Guye: Sur la Polarisation rota- 

 toire du quartz aux basses temp er ature s. (Compt. rend. 115. 

 p. 1295—1296. 1892. Arch. d. sc. phys. et nat. (3.) XXIX. p. 242—255. 

 1893.) 



Die Änderung des optischen Drehungsvermögens beim Quarz ist für 

 Temperaturen über 0° eingehend beobachtet worden; sie wächst bekannt- 

 lich mit der Temperatur, so dass man an Stelle der einfachen Formel 



<Pt = <Po (1 + «*) 



besser setzt: 



^ t =^o (i + «t + /n 2 ), 



(f bedeutet den Drehungswinkel, t die Temperatur, « und ß Constanten. 



Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist es, das Drehungsvermögen bei 

 niedrigen Temperaturen zu studiren und im Besonderen festzustellen, ob 

 der Coefficient a mit abnehmender Temperatur weiter abnimmt. 



Die Beobachtungen sind mit einem Halbschattenapparate von Cornu 

 bei Natriumlicht gemacht und gehen bis — 70° herunter. Zur Herstellung 

 der Temperaturen diente ein Trog mit Alkohol, in welchen flüssige Kohlen- 

 säure gegossen wurde. Derselbe wurde durchsetzt von einer Köhre, welche 

 mit Alkohol ohne Beimischung von Kohlensäure gefüllt war und den Quarz 

 enthielt. Um das Beschlagen der Röhrenwände zu verhindern, waren in 

 der Visirlinie des Fernrohrs an der Röhre Ansätze mit getrockneter Luft 

 angebracht. Die Temperatur des Alkohols wurde gemessen durch die 

 Änderung im Widerstande einer Platinspirale. Als extreme Werthe für 

 den Temperaturcoefficienten derselben wurde durch eine Serie von Beobach- 

 tungen gefunden : 0,001987 bez. 0,002293 für eine Temperatur von + 30° 

 bezw. — 74°. 



Zur definitiven Beobachtung des Quarzes , dessen Dicke bei 12° C. 

 59,37547 mm betrug, wurden 2 Serien von Messungen gemacht, deren 

 einzelne Daten sich aus 10—50 Beobachtungen zusammensetzen. Das 

 Drehungsvermögen ändert sich danach in regelmässiger Weise und wird 

 durch die Formel: 



