Krystallographie. Krystallphysik. Mineralchemie. 215 



im Ocular ausfüllt, zur Beobachtung des Axenbildes dienen, so muss das 

 reelle Bild des Objectes hinreichend eingeschränkt werden. Der Verf. bringt 

 das Präparat in die Mitte des Sehfeldes, entfernt das Ocular und setzt 

 einen Deckel mit kleinem centralen Loch auf den oberen Tubusrand. Er 

 bewegt dann das Präparat so, dass das Bild desselben, welches man mit 

 einer Lupe innerhalb des Loches erblickt, dieses Loch ganz ausfüllt. Als- 

 dann sieht man mit blossem Auge durch das Loch hindurch das möglichst 

 deutliche und helle Axenbild. Statt des festen Deckels kann man eine 

 Irisblende, statt der Lupe ein KAMSDEN'sches Ocular anwenden. 



Th. Liebisch. 



1. S. Ozapski: Ein neues Krystallgoniometer. Vorläufige 

 Mittheilung. (Zeitschr. f. Instrumentenkunde. 1893. p. 1—5.) 



2. V. Goldschmidt: Goniometer mit zwei Kreisen. (Kry- 

 stallmessung durch Ortsbestimmung.) (Zeitschr. f. Kryst. etc. 21. p. 210 

 —2,32. 1893.) 



3. E. v. Fedorow: Universal- (Theodolith-) Methode in 

 der Mineralogie und Petrographie. I. Universalgeometri- 

 sche Untersuchungen. (Zeitschr. f. Kryst. etc. 21. p. 574—678. 

 1893. Anhang : Elemente der Gestaltenlehre. Analytisch-krystallographische 

 Studien, p. 679—714.) 



Die von S. Czapski, V. Goldschmidt und E. v. Fedorow beschrie- 

 benen Goniometer sollen dazu dienen, bei der Messung der Flächenwinkel 

 eines Krystalls wiederholte Justirungen zu vermeiden. Die Lage einer 

 Fläche wird (wie die Lage eines Punktes auf einer Kugeloberfläche in der 

 Astronomie und Geodäsie) durch zwei Winkel (entsprechend der Rect- 

 ascension und Declination, der geographischen Länge und Breite) bestimmt, 

 welche mit Hülfe von zwei auf einander senkrechten Kreisen gemessen 

 werden. 



1. Das Stativ des von Czapski beschriebenen Goniometers ist im 

 Wesentlichen identisch mit dem Stativ des AßBE'schen Krystallrefracto- 

 meters (vergl. dies. Jahrb. Beil. -Bd. VII. p. 175). Der horizontale Kreis H 

 trägt auf seiner verticalen Axe den Krystall. An dem verticalen Kreise V 

 befinden sich, um die horizontale Axe drehbar, die zu einem System ver- 

 einigten Beleuchtungs- und Beobachtungsvorrichtungen. Wird in einer 

 zu V parallelen, durch die Axe von H gehenden Ebene Licht auf den 

 Krystall geworfen und das reflectirte Licht in derselben Ebene von einem 

 Beobachtungssysteme aufgenommen, so kann mit Hülfe der beiden Drehungen 

 der Kreise H und V jede Fläche des Krystalls, welche für die optischen 

 Vorrichtungen zugänglich ist, zur Messung gelangen, ohne dass an dem 

 Krystall selbst irgend welche Lagenänderung vorgenommen wird. Die 

 Verbindung der Ablesungen an den Kreisen H und V ergiebt die Kichtung 

 der Normale einer Krystallfläche durch zwei Winkel in derselben Weise, 

 wie die Lage eines Sternes durch seine Declination und Rectascension be- 

 stimmt wird. In dem optischen Apparat bringt der Verf. die Methode 



