der  optischen  Axen  am  Lithiophilit  mit  der  Temperatur.  153 
Es  wurde  zunächst  unter  den  oben  erwähnten  Vorsichtsmaassregeln  eine 
Fläche  //  (001)  angeschliffen  (natürliche  Spaltflächen  waren  auch  hier  zu 
uneben)  und  das  Stückchen  dann  mit  dieser  Fläche  so  auf  die  Glasplatte 
des  STÖBER'schen  Apparats  gekittet ,  dass  die  Kante  001 : 010  senkrecht 
zur  Kante  der  Glasplatte  lag.  Um  zu  erreichen,  dass  die  Schliffebene 
senkrecht  zur  aufgekitteten  Fläche  (001)  war,  wurde  über  die  Eänder  der 
Glasplatte  und  der  verschiebbaren  Metallplatte  eine  zweite  (bis  auf  £°  plan- 
parallele) Glasplatte  gelegt  und  die  Lage  derselben  (d.  i.  die  Schliffebene) 
durch  die  Zahn-  und  Triebvorrichtung  der  Metallplatte  so  lange  geändert, 
bis  ein  grösseres,  an  die  beiden  Glasplatten  angelegtes  Anlegegoniometer 
(das  Ablesungen  bis  auf  5'  gestattet),  als  Winkel  derselben  90°  zeigte1. 
Dieses  Verfahren  ist  einfacher  und  vielleicht  auch  genauer  als  die  von 
Stöber  vorgeschlagene  Berechnung  und  Abmessung  der  Breite  der  ver- 
längerten Flächen  des  Schleifprismas. 
An  den  nach  (010)  und  nach  (100)  geschliffenen  Platten  wurde  in 
Jodmethylen  für  Na-Licht  gemessen  (bei  21,5°) : 
2Ha  =  54°  59';  2HQ  =  120°  12'. 
Daraus  ergiebt  sich: 
2V  =  56°  4'. 
Um  nunmehr  eine  Platte  senkrecht  zur  optischen  Axe  zu  erhalten, 
wurde,  wie  oben,  eine  Fläche  (001)  angeschliffen  und  diese  so  auf  die 
Glasplatte  des  STÖBER'schen  Apparats  gekittet ,  dass  die  Kante  001 : 010 
einen  Winkel  von  28°  2'  mit  der  Kante  der  Glasplatte  bildete.  Die  genaue 
Einstellung  dieses  Winkels  lässt  sich  bei  Benutzung  einer  Mischung  von 
Wachs  und  Kolophonium  (oder,  wenn  möglich,  von  Fischleim)  als  Kitt  auch 
unter  einem  gewöhnlichen  Mikroskop  ohne  Heizvorrichtung  bequem  so  genau 
erreichen,  dass  die  Orientirungsfehler  selbst  bei  so  ungünstigem  Material, 
wie  dem  vorliegenden,  unter  sinken. 
Die  an  einer  solchen  Platte  beobachteten  Richtungsänderungen  der 
optischen  Axe  in  Luft  (die  einer  Vergrösserung  des  spitzen  Axen- 
winkels  mit  zunehmender  Temperatur  entsprechen)  sind  folgende: 
Erhöhung  der  Temperatur  Richtungsänderung 
von  25°  auf:  in  Luft: 
73°  1»  41' 
116  3  25 
140  4  45 
190  7  27 
1  Man  kann,  wenn  der  eine  Schenkel  des  Goniometers  lang  genug  ist, 
auch  diesen  direct  über  den  Rand  der  Glas-  und  Metallplatte  legen.  Um 
unter  jedem  beliebigen  Winkel  (von  annähernd  0°  bis  über  90°)  zur  auf- 
gesetzten Fläche  schleifen  zu  können,  versieht  R.  Fuess  die  Apparate  jetzt 
mit  mehreren  austauschbaren  Glasplatten  von  verschiedener  Breite. 
10* 
