-6- 
Mineralogie. 
F.  Stöber:  Über  ein  einfaches  Theodolitgoniometer 
und  seine  Verwendung*  zu  stau  roskopischen  Bestimmun  gen. 
(Zeitsehr.  f.  Kryst.  29.  p.  25—32.  Mit  5  Textfig.  1898.) 
Verf.  hat  versucht,  durch  Umgestaltung  des  FüEss'schen  Goniometers  II 
ein  einfaches  Theodolitgoniometer  zu  erhalten.  An  Stelle  des  Tischchens 
wird  ein  verticaler  Kreis  eingesetzt,  der  folglich  um  seinen  verticalen 
Durchmesser  drehbar  ist.  In  diesem,  den  Nonius  tragenden  Kreis  kann 
concentrisch  ein  innerer  Theilkreis  bewegt  werden;  es  gestattet  dies  also 
eine  Drehung  um  eine  horizontale  Axe.  Auf  diesem  inneren  Theilkreis 
sitzt  der  einfache  Krystailträger ,  der  radial  nach  dem  Mittelpunkt  des 
Kreises  geht,  wo  sich  der  Krystall  befindet. 
Tritt  bei  der  Messung  einer  Krystallfläche  der  verticale  Kreis  in  den 
Strahlengang,  so  kann,  da  der  Kreis  nur  ungefähr  15°  verdeckt,  durch  eine 
passende  Verschiebung  des  Fernrohrs  die  Messung  immer  ermöglicht  werden. 
Das  Theodolitgoniometer  kann  nun  auch  verwendet  werden,  um  mög- 
lichst genau  die  Auslöschungsrichtung  einer  Krystallplatte  zu  bestimmen. 
Vor  dem  Fernrohr  und  Collimator  werden  drehbare  Nicols  angebracht  und 
gekreuzt  eingestellt.  Es  ist  hierbei  das  Fernrohr  auf  den  Spalt  gerichtet, 
die  Vorschlagiuppe  also  entfernt.  Der  verticale  Kreis  wird  durch  eine 
Spiegelglasplatte  ausgefüllt  und  auf  dieser  mit  Federklemmen  der  die 
Krystallplatte  tragende  Objectträger  festgeklemmt. 
Hat  die  Krystallplatte  noch  eine  natürliche  Fläche,  so  kann  ihre 
Lage  sehr  genau  bestimmt  werden.  Die  Ermittelung  der  Auslöschungs- 
richtung soll  recht  empfindlich  sein  und  die  Umklappung  der  Krystallplatte 
zur  Elimination  der  fehlerhaften  Stellung  der  Nicolhauptschnitte  geschieht 
genau  um  die  Verticalrichtung.  Die  erforderlichen  Ergänzungsapparate  zu 
dieser  Umgestaltung  des  FüEss'schen  Goniometers  II  wurden  gleichfalls 
von  dieser  Firma  unter  Leitung  des  Herrn  C.  Leiss  hergestellt. 
Max  Schwarzmann. 
V.  Golclschmidt :  Das  zweik reisige  Goniometer  (Modell 
1896)  und  seine  Ju stiru ng.  (Zeitsehr.  f.  Kryst.  29.  p.  333—345.  1898. 
Mit  Taf.  VII  und  13  Textfig.) 
Das  vom  Verf.  in  der  Zeitsehr.  f.  Kryst.  1893.  21.  210  beschriebene 
Instrument  wurde,  bei  mannigfachen  Verbesserungen  in  den  Einzelheiten, 
in  allen  wesentlichen  Theilen  unverändert  beibehalten.  Verf.  giebt  nun  in 
seiner  Arbeit  durch  zahlreiche  Figuren  veranschaulicht,  eine  genaue  und 
klare  Vorschrift  zur  Justirung  und  Prüfung  des  Instrumentes  und  kommt 
damit  jedenfalls  dem  Wunsche  und  Bedürfniss  eines  jeden  entgegen,  der 
mit  dem  zweikreisigen  Goniometer  arbeitet.      Max  Schwarzmann. 
O.  Leiss:  Über  ein  neues,  aus  Kalkspat h  und  Glas 
zusammengesetztes  NicoL'sches  Prisma.  (Sitz.-Ber.  Berliner 
Akad.  40.  21.  Oct.  1897.  p.  901—904.) 
