Kristallographie.  Mineralphysik.  Mineralchemie. 
-195- 
C.  Pulfrich:  Über  einen  N a tr iuinb r e nn e r  für  Labora- 
torium s  z  w  e  ck  e.  (Zeitschr.  f.  Instrumentenk.  18.  1898.  p.  52.  Mit  1  Fig.) 
Über  einem  Gasbrenner  befindet  sich  eine  Asbestscheibe  mit  einem 
Loch ,  in  das  die  Flamme  gerade  hineinpasst.  Um  das  Loch  wird  das 
Na-Salz,  am  Besten  NaN03  oder  NaBr  gestreut,  das  dann  schmilzt  und 
in  die  Asbestpappe  eindringt,  von  wo  aus  nun  die  Flamme  ringsum  ge- 
speist wird.  Ausserdem  kann  man  nach  Abnahme  der  Asbestscheibe  mittelst 
Platindrähtchen  an  einem  drehbaren  Arm  Salze  in  die  Flamme  einführen. 
Das  Instrument  wird  von  C.  Desaga  in  Heidelberg  ausgeführt. 
Max  Bauer. 
F.  Stöber:  Über  eine  empfindliche  Quarzdoppelplatte. 
(Zeitschr.  f.  Kryst.  29.  p.  22-24.  1897.) 
Die  Doppelplatte  be?teht  aus  zwei  der  Hauptaxe  des  Krystalls  parallel 
geschnittenen  Quarzplatten ,  welche  sich  so  in  einer  unter  45°  gegen  die 
Hauptaxen  geneigten  Geraden  berühren,  dass  diese  Axen  in  beiden  einen 
rechten  Winkel  miteinander  bilden ;  jede  einzelne  Platte  ist  rechtwinkelig 
und  gleichschenkelig,  die  Hauptaxe  geht  der  einen  Kathete  parallel ,  mit 
der  Hypothenuse  zusammengelegt  bilden  sie  ein  Quadrat.  Solche  Quarz- 
platten, etwa  0,064  mm  dick,  mit  empfindlichem  Violett  II.  Ordnung,  werden 
zwischen  zwei  dünne  runde  Deckgläschen  geklebt  und  möglichst  nahe  dem 
Fadenkreuz  so  in  dem  Ocular  befestigt,  dass  die  Trennungslinie  der  beiden 
Platten  mit  einem  Faden  des  Fadenkreuzes  zusammenfällt.  Die  Platte 
kann  benutzt  werden:  1.  zur  Feststellung  schwacher  Doppelbrechung; 
2.  zu  stauroskopischen  Messungen;  im  weissen  Lichte  lassen  sich  mit  ihr 
mindestens  ebenso  genaue  Besultate  erzielen,  als  mit  Hilfe  der  Bertrand'- 
sehen  oder  ÜALDERON'schen  Platte ;  3.  zur  Bestimmung  des  Charakters  der 
Doppelbrechung  in  dünnen  Mineralschliffen;  4.  zur  genaueren  Ausführung 
der  von  E.  v.  Fedorow  zur  Bestimmung  von  Feldspathen  etc.  angegebenen 
Methoden.  Platten,  wie  die  hier  beschriebenen,  werden  von  der  Firma 
E.  Füess  geliefert.  R.  Brauns. 
T.  A.  Jaggar:  Ein  Mikrosklerometer  zur  Härtebestim- 
mung.   (Zeitschr.  f.  Kryst.  29.  p.  262—275.  1898.) 
Durch  das  hier  beschriebene  Instrument  soll  die  Härte  durch  den 
Widerstand  gemessen  werden,  den  ein  Körper  einer  Diamantspitze  ent- 
gegensetzt, die  sich  unter  gleich  bleibenden  Bedingungen  in  Berührung 
mit  ihm  bewegt  und  Theilchen  seiner  Substanz  wegnimmt.  Das  Instrument 
ist  mit  dem  Mikroskop  verbunden  und  gestattet,  jede  Krystallfläche  oder 
jeden  Dünnschliff  zu  benutzen.  Das  Princip  ist  folgendes :  Eine  Diamant- 
spitze  von  constanten  Dimensionen  rotirt  auf  einer  orientirten  Mineral- 
platte mit  gleichmässiger  Schnelligkeit  und  unter  gleichbleibendem  Ge- 
wicht bis  zu  einer  gewissen  Tiefe.  Die  Zahl  der  Umdrehungen  der  Spitze, 
ein  Maass  für  die  Dauer  der  Abnutzung,  variirt  mit  dem  Widerstande  des 
Minerals  gegen  Abnutzung  des  Diamanten ;  dies  ist  die  gemessene  Eigen- 
n* 
