die für die Bestimmungen erforderliche bekannte Orientirung, 

 dass man von vorn herein das Ocularrohr so dreht, dass die 

 Verbindungslinie der Mittelpunkte der Schlitze die Schwingungs- 

 ebenen der Nicols des Apparates unter einem Winkel von 45° 

 schneidet. 



. Diese Einrichtung ist deshalb besonders bequem , weil man 

 das Gypsplättchen orientirt einfügen und entfernen kann , ohne 

 an der Einstellung der Nicols und der des Präparates etwas 

 ändern zu müssen, und weil bei diesem Arrangement die Krystall- 

 platte unabhängig von dem festbleibenden Gypsblättchen auf 

 dem Objecttisch gedreht werden kann*. 



Eeicht die durch eine solche Linse erzielte Vergrösser ung 

 nicht mehr aus, so geht man zum Mikroskop über**. 



3. Bewegliche dunkle Curven in parallelem polarisir- 



ten Licht. 



In einer früheren Arbeit habe ich mitgetheilt, dass ein nach 

 einer Oktaederfläche tafelförmig ausgedehnter optisch aktiver 

 Alaunkrystall in parallelem polariskten Licht bei gekreuzten 

 Nicols auf hellblaugrauem Grunde schwarze Streifen zeigt, von 

 denen sechs die Mitte der Fläche mit den sechs Eckpunkten 

 der Tafel verbinden. Die Platte wird dadurch in sechs optisch 

 unter sich gleiche, aber verschieden orientirte zweiachsige Felder 

 getheilt, welche parallel und senkrecht zu den Randkanten aus- 

 löschen. Die Untersuchung mit einem empfindlichen Gypsblätt- 

 chen ergiebt ferner, dass bei der Mehrzahl der aktiven Alaun- 

 krystalle die Eichtling der kleineren Elasticität parallel den 



* Herr R. Fuess in Berlin fertigte nach meiner Angabe die be- 

 schriebene Vorrichtung an und wird dieselbe künftig auf Verlangen dem 

 Universal-Apparat hinzufügen. 



** Um die Erscheinungen in der ganzen Platte auf einmal übersehen 

 zu können, muss das Instrument auch auf die Anwendung sehr schwacher 

 Vergrösserungen eingerichtet sein, was bei der Mehrzahl der jetzt ver- 

 fetteten mineralogischen Mikroskope nicht der Fall ist. Zu meinen Be- 

 obachtungen diente ein vorzügliches, mit allen modernen Einrichtungen 

 für optisch-krystallographische Untersuchungen ausgestattetes Mikroskop 

 aus dem optischen Institut der HH. Seibert & Krafft, E. Gundlach's 

 Nachfolger in Wetzlar, welches bis auf eine nur 20 fache Linearvergrösser- 

 ung herabzugehen gestattet. 



