- 3 - 



immer noch besitzen, die directe Bestimmung sehr kleiner Werthe des 

 Einfallswinkels. 



Das einzuschlagende Verfahren beruht auf folgender Überlegung: 

 Habe man durch directes Anvisiren des Spalts eine Ablesung S ge- 

 wonnen, durch Beobachtung des an der Einfallsfläche reflectirten Spaltbildes 

 dagegen eine solche R erhalten, so ist, vorausgesetzt, dass die Stellung des 

 Prisma's gegen den Nonius unverändert bleibe: 



S H- E — C — Constante. 

 Dies folgt aus dem Umstand, dass, wenn das Prisma um den Winkel x gedreht 

 wird, zwar alle Ablesungen und daher auch S um % geändert werden, der reflec- 

 tirte Strahl sich dagegen um — 2% dreht. Die Ablesung R ändert sich folg- 

 lich um -+- x — 2 x = — X un d die Summe S + ß behält ihren ursprüng- 

 lichen Werth — C. Da nun S — E = 180 — 2i, so folgt auch i = 90° 

 C 



-h -g S. Nachdem man also C kennt, folgt i in jedem einzelnen 



Falle nur aus der Kenntniss von S. In den Fällen , in welchen dagegen E 

 wirklich beobachtet werden kann, dient die Gleichung S -+- E = C gut zur 

 Controle der Messungen. C. Klein. 



Th. Liebisch: Die krystalloptischen Apparate. (Sep.-Abdruck 

 aus dem Bericht über die wissenschaftlichen Instrumente auf der Berliner 

 Gewerbeausstellung im Jahre 1879. Berlin 1880. Julius Springer.) 



M. Websky: Über Einrichtung und Gebrauch der von 

 R. Fuess in Berlin nach dem Systeme Babinet gebauten Be- 

 flexionsgoniometer. (Modell II.) Mit 5 Holzschn. (Zeitschr. f. Kryst. 

 u. Min. IV. 6. 1880.) 



Von den auf der Berliner Gewerbeausstellung vertretenen krystalloptischen 

 Apparaten beanspruchen die von E. Fuess nach den neuesten wissenschaft- 

 lich erprobten Angaben gefertigten Instrumente besonderes Interesse. Es 

 kommen Goniometer und Spectrometer, sowie Eefractometer, Polarisations- 

 instrumente und Mikroskope hier in Betracht. Erstere (und von ihnen 

 namentlich Modell II) sind durch die Angaben von Prof. Websky* besonders 

 vervollkommnet, so dass eine Besprechung der einschlägigen Arbeit dieses 

 Forschers mit der über die auf der Gewerbeausstellung vertretenen In- 

 strumente am Platze ist. 



I. Goniometer. 



Wie bekannt, gebührt P. Groth das Verdienst zuerst den neuesten Er- 

 fordernissen entsprechend ausgerüstete horizontale Goniometer in der Con- 

 struction durch E. Fuess veranlasst und in seiner Physikalischen Krystallo- 

 graphie 1876 näher beschrieben zu haben. 



Im Folgenden sollen daher die in jenem Werke über diese Instrumente 

 gemachten Mittheilungen als bekannt vorausgesetzt werden. 



Prof. Liebisch schildert in seinem Berichte die an Modell I vorgenomme- 

 nen Änderungen. Dieselben beziehen sich wesentlich auf den von Prof. 



* Vergl. über die Verwendbarkeit Ref. d. Jahrb. 1879. p. 578 u. f. 



a* 



