— 4 — 



Websky vervollkommneten optischen Apparat , welcher bei der Besprechung 

 von Modell II seine Würdigung finden wird, dann ferner auf Folgendes. 



Am neuen Instrumente geschieht die Ablesung nicht mehr mit Nonien, 

 wie an dem älteren, das 2 getheilte Kreise und für den inneren 4 Nonien 

 besass, sondern mit Mikroskopen, deren Filarmikrometer am Kopf der Schraube 

 10 Secunden angeben. Die Mikroskope durchsetzen die vorderen Theile der 

 Fernrohre rechtwinkelig und so, dass die optischen Axen beider in einer 

 Ebene liegen. Nach oben hin sind erstere gebrochen; man kann also, vom 

 Fernrohr das Auge erhebend, in das Mikroskop sehen. 



Dem Referenten scheint diese neue Vorrichtung nicht schlechthin eine 

 Verbesserung zu sein. Sie hat zwar vor allen Dingen den Vortheil der Be- 

 quemlichkeit, für die ganze Messung auch den der grösseren Genauigkeit, 

 da nur an einem Theilkreise abgelesen wird, vor der älteren voraus. Nicht 

 zu verkennen ist aber, dass die vermittelst des Nonius direct gewonnene Ab- 

 lesung, hier erst durch ein mechanisches Zwischenwerk, den Filarmikrometer 

 des Mikroskops, zur Wahrnehmung kommt und von dessen Genauigkeit, Halt- 

 barkeit beim Gebrauch u. s. w. abhängig ist. Lässt sich hier durch eine gute 

 Construction auch viel in Rücksicht auf Solidität erreichen, so bietet doch 

 die ganze Anlage des gebrochenen und drehbaren Mikroskops etwas wenig 

 Sicheres, offenbar leicht Federndes dar, was auch auf die Stabilität des 

 Fernrohrs ungünstig einwirken muss. Sind an dieser complicirten Vor- 

 richtung erst ein Mal Störungen vorgekommen, so lassen sich dieselben 

 rücksichtlich des Fernrohrs wohl durch das justirbare Fadenkreuz begleichen, 

 grössere Störungen sind indessen , da das Fernrohr in seinem Lager gegen 

 früher nunmehr fest ist, nicht zu corrigiren, was Ref. nicht als einen Vor- 

 theil anerkennen kann. Jedenfalls sollte an den Goniometern, welche nicht 

 mit Mikroskopen zur Ablesung versehen sind , die Verstellbarkeit des Fern- 

 rohrs und zwar in sicherer Weise als früher, wieder angebracht werden; an 

 den mit Mikroskopen in der Art des in Rede stehenden versehenen wird die 

 Vorrichtung zum Verstellen besonders solide sein müssen, des Gewichts der 

 den Fernrohren anhaftenden Mikroskope wegen. Letzterer Umstand wird 

 wohl Veranlassung gewesen sein, die erwähnte Vorrichtung haben wegfallen 

 zu lassen. 



An Modell I sind beide Fernrohre durch Mikrometerwerke noch tan- 

 gential verschiebbar. 



Für Modell II, das von den optischen Theilen abgesehen, seine frühere 

 Einrichtung behalten hat, kommen die von Prof. Websky angegebenen Oculare 

 und Lichtsignale zunächst in Betracht, dieselben werden dann auch den an- 

 deren Goniometern, wie Modell I, aber auch den gegen II noch vereinfachten, 

 nach Massgabe des Zwecks, den sie erfüllen sollen, beigegeben. . 



Das Beobachtungsfernrohr hat eine achromatische Objectivlinse 

 von 100 Mm. Brennweite und 19 Mm. Öffnung. Diese Linse steht um 75 Mm. 

 vom Axenmittel des Limbus ab. Eine Vorschlagloupe verwandelt das Fern- 

 rohr in ein zusammengesetztes Mikroskop, vermöge dessen der Kiystall selbst 

 gesehen wird. 



