— 5 — 



Als Oculare dienen vier Combinationen : 



a. Eine achromatische Doppellinse von 20 Mm. Brennweite. Die Ver- 

 grösserung ist 5 fach, die Einstellungspräcision der Vorrichtung nahe 10". 



ß. Eine achromatische Doppellinse, die doppelte Vergrösserung bewirkt, 

 Einstellungspräcision 30". 



y. Das Fadenkrenz steht zwischen zwei Linsen von 40 Mm. Brennweite. 

 Die vordere dieser Linsen reducirt die Brennweite des Objectivs auf das 

 Äquivalent von etwa 50 Mm., die hintere dient als eigentliches Ocular. Das 

 Signalbild erscheint daher fast nicht vergrössert. 



<5. Vor das Objectiv wird ein Aufsatz mit einer Linse von 40 Mm. Brenn- 

 weite in 35 Mm. Abstand gesteckt. Als Ocular dient eine Linse von 70 Mm. 

 Brennweite. Die ganze Combination bewirkt eine Verkleinerung um das 

 Doppelte. 



Der Signalapparat besteht zunächst aus einer achromatischen Linse 

 von ähnlichen Verhältnissen, wie bei dem Beobachtungsfernrohr. Besagte 

 Linse wirkt als Collimator und es treten mit ihr in Verbindung : 



a. ein Fadenkreuz in der 6 Mm. weiten Öffnung einer zwischen Stell- 

 schrauben stehenden Blende; 



b. ein gradeliniger verstellbarer Spalt; 



c. ein Websky'scher Spalt; 



d. eine Blende mit einer runden Öffnung von 0,5 Mm. Durchmesser. 

 Vor a) ist in 100 Mm. Entfernung eine Linse von derselben Brennweite 



angebracht , vor b , c , d kann man ebenfalls Linsen zur Concentration des 

 Lichts anbringen. 



Sämmtliche gegen die festen Linsen des Beobachtungs- und Beleuchtungs- 

 fernrohrs verschiebbaren Theile tragen Ringe, die geklemmt werden können 

 und mit hervorstehenden Nasen zum Einfügen in entsprechende Schlitze der 

 festen Röhren versehen sind. Hierdurch ist bei ein Mal genommener Fein- 

 einstellung jede neue Einstellung sofort rasch beim Wechsel der Theile aus- 

 zuführen. 



Vom Beleuchtungsfernrohr dient der Theil a hauptsächlich zur Justirung 

 des Apparats und von Krystallen, b wird bei spectroskopischen, c wesent- 

 lich zu goniometrischen Untersuchungen verwendet. Das Signal d dient 

 dazu, geringe Abweichungen aus der eingestellten Zone oder die Gruppirung 

 vicinaler Flächen zu erkennen. 



Was die Oculare des Beobachtungsfernrohrs anlangt, so wird haupt- 

 sächlich das Ocular ß verwandt; a findet Anwendung bei bevorzugten Re- 

 flexen, y mehr bei lichtschwachen, dilatirten. Für die Bearbeitung der aller- 

 kleinsten Flächen und deren Reflexe bietet Ocular <5 ein Mittel dar. 



Nach eingehender Gebrauchsanweisung dieses optischen Apparats, der 

 in der That ein vortrefflicher genannt werden kann, geht Verf. zu Be- 

 merkungen über Justirung des Instruments und Methode der Messung über. 

 Wir müssen mit Bezug auf dieses Kapitel , das viele für die Zwecke der 

 Praxis schätzbare Mittheilungen enthält, auf die Abhandlung verweisen. 



Ebenso müssen wir verfahren bezüglich der Mittheilung des Verfassers, 

 rücksichtlich der nicht genau im Zonenverband liegenden Flächen und ihrer 



