7 — 



Das ebenfalls ausgestellte HiRscHWALD'sche Mikroskopgoniometer ist den 

 Lesern dieser Zeitschrift hinlänglich bekannt. — Neu und gleichem Zwecke 

 wie dieses dienend, ist das FuEss'sche Fühlhebelgoniometer, bei dem ein 

 vertikales Goniometer, auf einer vollkommen ebenen Unterlage ruhend mit 

 einer Fühlhebelvorrichtung so in Verbindung gesetzt ist, dass diese es an- 

 zeigt, wenn der Parallelismus der Krystallfläche mit der ebenen Bodenfläche 

 des Goniometers erreicht ist. (Die Empfindlichkeit ist so gross, dass für 

 eine x Mm. breite Krystallfläche noch eine Abweichung cp, gemessen durch 



sin cp = bemerkbar wird. Für x = 1 Mm. ist cp = 2 Minuten.) 



II. Spectrometer und Bei ractometer. 



Die von Fuess construirten grösseren Goniometer können leicht ersteren 

 Zwecken dienen. Auf der Ausstellung befand sich ferner ein OERTLiNG'sches 

 Goniometer, das durch Nebenvorrichtungen (ähnlich wie bei Schrauf, 

 Phys. Min. 1868. II, p. 232) in ein Spectrometer verwandelt worden war. 

 F. Schmidt & Haensch hatten ein Spectrometer eigener Construction (über 

 die aber nicht Näheres mitgetheilt wird) und ein solches nach Meyerstein, 

 sowie ein Befractometer nach Abbe ausgestellt. 



Das KoHLRAuscn'sche Totalreflectometer fehlte leider auf der Ausstellung. 

 — Es ist zu hoffen, dass Prof. Liebisch der Verbindung dieses Instrumentes 

 mit dem FuEss'schen Goniometer noch weitere Sorgfalt zuwenden wird, cla 

 die bis jetzt erreichte Verbindung (vergl. Bef. d. Jahrb. 1880, II. — 281 — ) 

 noch etwas zu sehr federnd ist und grösserer Stabilität bedarf. 



III. Polarisationsinstrumente. 



Die hier beschriebenen Apparate sind die bekannten, zuletzt von Groth 

 in seiner Physik. Kryst. 1876 ausführlich erläuterten. Es treten nunmehr 

 die von Calderon eingeführten Verbesserungen hinzu (Zeitschr. f. Kryst. 

 1877. II, p. 68), die sich besonders auf das Stauroskop erstrecken. Der 

 GROTHSche Universalapparat kann als vertikales Polarisationsinstrument, 

 Apparat zur Beobachtung im parallelen polarisirten Licht, als Stauroskop, 

 Axen winkelapparat , ferner zur Bestimmung der Brechungsexponenten bei 

 Minimumablenkung, als Goniometer mit einem und zwei Fernröhren benutzt 

 werden, gestattet also eine sehr vielseitige Verwendung. 



Den neueren Instrumenten wird auch ein Websky'scher Spalt bei- 

 gegeben. Damit ist u. A. auf die Verwendung des Apparats als Gonio- 

 meter mit 2 Fernrohren hingewiesen, in welcher Weise man die Theile 

 zusammenstellen kann. — Bei dem Gebrauche des Instrumentes als Gonio- 

 meter mit einem Fernrohr wird (vergl. Groth , Phys. Kryst. 1876, 

 Taf. III, Fig. 9, U) eine geränderte Scheibe angeschraubt, um den 

 Krystallträger besser drehen zu können. Empfehlenswerther, weil auch 

 bei der Verwendung des Instrumentes zur Bestimmung der Brechungs- 

 exponenten anwendbar, ist eine geränderte Scheibe auf die Stahlaxe X des 

 Krystallträgers zu klemmen, wie ich dies bereits seit dem Jahre 1872 mit 

 Erfolg verwende. Man kann damit sowohl, wenn das Instrument Spectrometer 



