— 8 — 



ist, woselbst dann die ersterwähnte Scheibe wegen des Spaltrohrs und seiner 

 Befestigung nicht anwendbar ist, als auch beim Gebrauch als Goniometer 

 den Krystallträger leicht und besser als durch blosses Anfassen mit der 

 Hand drehen. 



An diesen neueren Instrumenten geschieht, wie bei den Goniometern, 

 die Feineinstellung der beweglichen Theile durch Ansehlagringe mit Nasen, 

 die in Öffnungen eingreifen. 



Zur Jastirung des Apparats empfiehlt Prof. Liebisch von der des 

 Stauroskops auszugehen und sich dabei der CALDERON'schen Platte zu be- 

 dienen. 



IV. Mikroskope. 



Zunächst findet das von Eosenbusch (d. Jahrb. 1876, p. 504) angegebene 

 Mikroskop Erwähnung und Besprechung. An demselben sind gegen früher 

 neu angebracht: auf der oberen Seite des Objecttisches ein Wright'scher 

 Indicator, dazu bestimmt eine gewisse Stelle eines Präparats leicht wieder 

 finden zu können. Ferner Einrichtung der Mikrometerschraube, die den 

 Tubus hebt oder senkt, zur Messung der Dicke der Platten und in weiterer 

 Folge nach Duc de Chaulnes, Sorby und Stockes zur Bestimmung der 

 Brechungsexponenten. 



Eine neuere Construction von Fuess lässt nicht mehr, wie vorher, den 

 Tubus, sondern jetzt den mit Schraubenmiki-ometer versehenen Objecttisch 

 centrirbar erscheinen. Die grobe Einstellung wird durch Heben und Senken 

 des Objecttisches erreicht, die Feineinstellung wie früher durch die den 

 Tubus bewegende Mikrometerschraube. An den Ort des Objectivs kann ent- 

 weder ein solches oder ein Bevolver mit mehreren Objectiven angeschraubt 

 werden. Bei Anwendung des Kevolvers erscheint der Piaum auf dem Tisch 

 etwas beengt. 



Das Instrument ist, wie das vorige mit den Bertrand-Lasaulx'schen 

 Linsen zur Erzeugung stark convergenten Lichts versehen und ferner mit 

 der in den Tubus einzusetzenden Bertrand'schen Linse, welche zur Ver- 

 grösserung der zu beobachtenden Axenbilder dient. 



Verf. schliesst seine Mittheilungen mit einem Hinweis auf den Fuess'schen 

 Erhitzungsapparat und erwähnt ferner die von diesem Mechaniker construirten 

 Schneide- und Schleifapparate, sowie die auf der Ausstellung vertretenen 

 besonders hervorzuhebenden Krystallpräparate und Schliffsammlungen. 



Das Ganze macht den Eindruck, dass die deutsche, speciell die Berliner 

 mechanische Kunst in Rücksicht auf krystallographisch-optische Instrumente 

 in jeder Beziehung eine hervorragende Stellung einnimmt. 



C. Klein. 



G. Quincke: Über elec tri sehe Ausdehnung. (Wied. Annal. d. 

 Physik und Chemie. 1880. Band 10, p. 161—202. p. 374—414. p. 513 

 bis 553. Monatsber. d. K. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 1880. Febr. 1P. 

 p. 200-212.) 



Herr Prof. Quincke hat sehr zahlreiche und mannigfaltige Versuche 

 angestellt zur Untersuchung der Volumänderung und der Änderung der 



