70 



E. v. Fedorow, Ueber Universalgoniometer. 



Protokollen der Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg 

 vom 21. November 1889 bildet 1 : 



„Das neue Goniometer ist nach dem Vorbilde eines Theodoliths 

 construirt, indem es zwei Drehungsbewegungen besitzt. Es ist als ein 

 gewöhnliches Goniometer (mit verticalem Limbus) aufzufassen, welches auf 

 einem drehbaren horizontalen Limbus befestigt ist. Dabei befindet sich 

 der Krystallträger auf der Verlängerung der (verticalen) Drehungsaxe des 

 horizontalen Limbus. 



Zur Beobachtung soll ein besonderes Fernrohr dienen, dessen optische 

 Axe zu der verticalen Drehungsaxe senkrecht ist. 



In dem Hauptbrennpunkte des Objectives befindet sich das Faden- 

 kreuz; in dem Inneren des Kohres unter 45° ist ein Glasplättchen ein- 

 gefügt, und in der Rohrwand gegenüber dem Plättchen befindet sich ein 

 Rohransatz, welcher das Signal trägt. Das Signal und das Fadenkreuz 

 müssen in dem Brennpunkte des Objectives zusammenfallen. 



Der Weg der durch das hell (z. B. mittelst Glühlämpchens) beleuchtete 

 Signal hindurchgehenden Strahlen ist der folgende: 



Die vom Glasplättchen zurückgeworfenen Strahlen geben in dem 

 Brennpunkte, d. h. im Fadenkreuz, ein reelles Bild, und nachdem sie durch 

 das Objectiv hindurchgegangen sind, nehmen sie eine parallele Lage an, 

 werden von der glänzenden Krystallfläche zurückgeworfen, und (falls diese 

 Fläche genau senkrecht zur optischen Axe des Rohres liegt) legen sie den- 

 selben Weg wieder zurück, vereinigen sich in dem Brennpunkte zu einem 

 reellen Bild, welches, vergrössert, mittelst des Oculars betrachtet wird. 



Die Vorzüge des neuen Goniometers sind: 



1. Jede Beobachtung giebt zwei Zahlen (welche die Winkel zwischen 

 zwei Flächen und zwischen zwei Zonenaxen ausdrücken); diese genügen 

 für die Orientirung der zu untersuchenden Fläche. Sind also die Elemente 

 des Krystalls bekannt, so giebt jede einzelne Beobachtung die Möglich- 

 keit, das Symbol der Fläche zu berechnen. 



2. In dem Falle des Vorhandenseins von vicinalen Flächen (und dieser 

 Fall ist der gewöhnlichere) lässt sich jede solche leicht bestimmen, ohne 

 die Schwierigkeiten, welche in der Bestimmung der Zugehörigkeit der 

 Reflexe bestehen. 



3. Die Justirung (z. B. nach einer Fläche und nach einer Zone) ist 

 nur einmal für alle Flächen zu vollziehen. Dieser Umstand ist (ohne von 

 der Vermeidung von unnöthigem Zeitaufwand und Mühe zu sprechen) von 

 besonderer Wichtigkeit bei der Untersuchung der künstlich erhaltenen 

 Krystalle, welche öfters sehr bald verwittern oder sonst verderben. 



4. Es lassen sich Wiederholungen und Verificationen der einmal aus- 

 geführten Beobachtungen in hohem Grade vereinfachen, falls diese Beob- 

 achtungen mit Hilfe dieses Apparates ausgeführt sind. 



5. Auch die Krystallberechnungen werden einfacher." 



1 Das Referat davon in französischer Sprache befindet sich in „Biblio- 

 theque geologique de la Russie" von 1890. p. 97. 



