133 



modificirt und Liebisch* hat angegeben, wie man ein Reflexions- 

 goniometer zum gleichen Gebrauch einrichten kann. Es soll 

 hier beschrieben werden, wie man auch die zum Messen der 

 Winkel optischer Axen dienende Einrichtung des sog. Fuess'schen 

 Universalinstruments fast ohne weitere Umänderung als Total- 

 reflektometer benützen kann. 



Die wesentlichen Theile des letzteren Instruments sind ein 

 horizontaler Theilkreis, der beim Instrument von Kohlrausch 

 10 cm Durchmesser besitzt und dessen Nonien die Einstellung 

 der Alhidade auf einige Hundertel eines Grades zu schätzen er- 

 lauben. Der Kreis des Fuess'schen Instruments erlaubt Minuten 

 noch direkt abzulesen. Ferner inuss ein Krystallträger vorhanden 

 sein, mittelst dessen man den betreffenden zu untersuchenden 

 Körper in die stärker brechende Flüssigkeit eintaucht, die in 

 einem unter dem Centrum des Theilkreises befindlichen Gefäss 

 mit einer planparallelen Wand sich befindet und welcher sich 

 um eine zum Theilkreis senkrechte Axe drehen lässt. Am 

 Fuess'schen Instrument ist der Krystallträger in geeigneter Weise 

 vorhanden und derselbe erlaubt durch seine verschiedenen Ver- 

 schiebbarkeiten eine beliebige genauere Einstellung der zu unter- 

 suchenden Platte auch nach dem Eintauchen in die Flüssigkeit. 

 Die Gefässe für die letztere sind beim genannten Instrument 

 ebenfalls schon vorhanden, es sind die Ölgefässe, die zur Auf- 

 nahme des Rüböls dienen, in das man Krystalle eintaucht, deren 

 optische Axen im Innern total reflektirt werden. Man thut aber 

 gut, sich zur Aufnahme des Schwefelkohlenstoffs ein anderes 

 Gefäss zu beschaffen , das nur auf der Vorderseite eine plan- 

 parallele Glasplatte zu haben braucht, die man mit einem für 

 Schwefelkohlenstoff geeigneten Kitt aufklebt. Dieses Gefäss wird 

 zweckmässig so gross gewählt, dass es noch gerade auf das zum 

 Tragen der Ölgefässe dienende Tischchen zwischen die zwei Fern- 

 rohrträger eingeschoben werden kann, damit auch grössere Platten 

 untersucht werden können; und man überklebt den ganzen hin- 

 teren Theil desselben mit Ausnahme der Planparallelplatte mit 

 Seidenpapier. Dieses weitere Gefäss ist das einzige wesentlich 

 Neue, das man sich zum vorliegenden Zweck anzuschaffen braucht. 



* Sitzungsber. der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin 

 vom 16. Dez. 1879. 



