134 



Ich habe mir das Meinige dadurch hergestellt, dass ich von einem 

 in entsprechender Grösse gewählten, zu einem Tintenfass bestimm- 

 ten Glasgefäss eine Wand herausschliff, so dass die Schlifffläche 

 zum eben geschliffenen Boden des Gefässes senkrecht stand und auf 

 diese Schlifffläche eine fast absolut planparallele Stelle einer zer- 

 brochenen Spiegelglasscheibe mit einer dicken und reinen Gummi- 

 lösung aufklebte, die bisher vortrefflich ausgehalten hat. 



Endlich muss man noch ein Fernrohr haben, das auf die 

 Drehaxe und zwar senkrecht zu dieser gerichtet und dem Theil- 

 kreis parallel ist. Zu diesem Zweck bedient man sich des ana- 

 lysirenden Apparats des Axenwinkel -Polarisationsinstruments, 

 welches unmittelbar ein geeignetes Fernrohr abgiebt, das man 

 beliebig variiren kann, je nachdem man alle drei das Licht stark 

 convergent machenden Linsen bei der Beobachtung verwendet, oder 

 eine oder zwei herausschraubt, was sich in manchen Fällen als 

 zweckmässig erweist. Durch Verschiebung der beiden Messingröhren 

 in einander (Ausziehen der inneren Röhre) kann man das Fern- 

 rohr leicht auf Unendlich einstellen und bei dieser Einstellung 

 ist man dann im Stande, die Grenze der Totalreflexion scharf 

 zu beobachten. Aber es ist noch ein weiterer Punkt zu berück- 

 sichtigen. Wenn das Fernrohr auf unendlich ferne Punkte ge- 

 richtet ist, so ist man nicht mehr in der Lage, das dicht vor 

 der Objectivlinse gelegene Fadenkreuz zu sehen. Man muss an 

 passender Stelle ein neues Fadenkreuz anbringen, was man leicht 

 selbst machen kann, wenn man über ein die innere Messing- 

 röhre genau füllendes Papperöhrchen zwei Kreuzfäden spannt, 

 die so ziemlich mit dem unteren Rande der inneren Messing- 

 röhre in einem Niveau liegen, die aber übrigens mit dem Röhr- 

 chen beliebig verschoben werden können. In dem Papperöhrchen 

 lässt sich dann auch leicht eine peripherische Blendung an- 

 bringen, welche die randlichen Strahlen abhält und das sehr 

 bedeutende Gesichtsfeld etwas einengt. Ich bemerke hier, dass 

 Fadenkreuz und Blendung meist nicht herausgenommen zu wer- 

 den brauchen, wenn man nach Wiedereinschrauben der etwa weg- 

 genommenen Linsen und Aufsetzen des Nikols das ganze Linsen- 

 system wieder als Polarisationsapparat benützen will, sie stören 

 dabei meist nicht im Mindesten, besonders das Fadenkreuz, das 

 bei den nun veränderten optischen Verhältnissen des Systems im 



