135 



Allgemeinen nicht gesehen werden kann. Dieses Fernrohr hat 

 nun noch einen andern Vortheil. Wenn man nämlich die innere 

 Messingröhre weit in die äussere einschiebt, fast so weit als es 

 geht, und die äussere Messingröhre dem am Krystallträger be- 

 findlichen Krystall soweit nähert, als das Glasgefäss mit dem 

 Schwefelkohlenstoff gestattet, so sieht man den Krystall wie durch 

 eine schwache Lupe und kann ihn dann leicht zweckmässig einstellen, 

 was besonders beim Centriren kleiner Krystalle von Werth ist. 



Das Einstellungsverfahren lässt sich bei dem so eingerichteten 

 Instrument leider nicht ganz exact, aber für praktische Zwecke 

 wohl genügend durchführen. Das Haupthinderniss ist dabei, dass 

 das Beobachtungsfernrohr ein für allemale fest gegen den Theil- 

 kreis orientirt ist. Man kann sich vor Gebrauch des Instruments 

 als Totalreflektometer nach der von F. Kohlrausch* angegebenen 

 Methode überzeugen, ob der Theilkreis und das Fernrohr in ge- 

 nügender Weise parallel sind. Dies wird wohl in den meisten 

 Fällen zutreffen, da ja auch bei der Benützung des Instruments 

 zum Messen von Axenwinkeln diese Anforderung gestellt wird. 

 Da das Fernrohr in der zu seiner Aufnahme bestimmten Hülse 

 einen gewissen Spielraum hat, der eigentlich als ein Fehler des 

 Instruments anzusehen ist, so kann man durch Einschieben eines 

 Holzkeilchens unter dem Fernrohr zwischen diesem und der Hülse 

 das Fernrohr etwas heben und so unter Umständen eine kleine 

 Correktion anbringen. 



Das Einstellen des Fernrohrs auf die Drehaxe kann man 

 ebenfalls nicht beliebig herbeiführen, auch dieses muss als richtig- 

 vorausgesetzt werden. Man kann dies controliren, indem man 

 eine Nadel in den Krystallträger senkrecht einspannt und letz- 

 teren in der oberen ebenen Fläche, die zum Centriren dient, so 

 lange verschiebt, bis die Nadel beim Drehen der Axe fest an 

 ihrem Platz stehen bleibt. Ist in diesem Fall das Fadenkreuz 

 auf die Nadel gerichtet, so ist das Fernrohr in seiner richtigen 

 Stellung, im andern Falle nicht. Auch hier lässt sich eine 

 kleine Correktur durch Einführung von Holzkeilchen zwischen 

 Fernrohr und Hülse je nach Bedürfniss rechts oder links auf 

 der Seite anbringen, auch kann man den Vertikalfaden des Faden- 



* 1. c. pag. 8 unten. 



