136 



kreuzes nach rechts oder links etwas verschieben, bis er die 

 Nadel deckt oder von Anfang an mehrere Vertikalfäden einziehen 

 und den answähleD, der am besten passt. 



Endlich ist noch die spiegelnde Fläche der Drehaxe parallel 

 zu machen, was man nach der Methode von F. Kohlbausch* 

 machen kann , oder aber in der Art , dass man zwei Punkte 

 rechts und links vom Instrument genau in der Höhe des Faden- 

 kreuzes markirt, indem man das ganze Instrument nebst Gestell 

 zuerst nach rechts , dann nach links dreht und sich die passen- 

 den Punkte bemerkt, oder zu diesem Zweck in passender Höhe 

 anbringt. Die Fläche ist in ihrer richtigen Stellung, wenn sie 

 der Keine nach beide Punkte in das Fadenkreuz reflektirt und 

 die ursprüngliche Stellung der Fläche kann corrigirt werden 

 durch Verschieben des Krystallträgers in der unteren Kugel- 

 schale, die zum Justiren der Krystallplatten dient. Unter Be- 

 rücksichtigung dieser Bemerkungen wird man somit bei der. Aus- 

 führung einer Beobachtung folgendermassen verfahren , wobei 

 vorausgesetzt ist, dass die einzelnen Theile des Instruments 

 richtig gestellt sind: Man befestigt den Körper mit der ebenen 

 reflektirenden Fläche entweder direkt in dem Krystallträger 

 oder, wenn er zu dick oder zu klein ist, befestigt man ihn auf 

 einem dünnen metallenen oder sonstigen Plättchen, das man dann 

 in den Krystallträger einklemmt. Man benützt hierauf das auf 

 Unendlich eingestellte Fernrohr,** aus dem man je nach Bedürfniss 

 unter Umständen eine oder zwei Linsen ausgeschraubt hat, dazu 

 um auf irgend eine Art und Weise , wie oben angedeutet , die 

 spiegelnde Fläche der Drehaxe parallel zu machen. Sodann wird 

 das Fernrohr zusammengeschoben und als Lupe benützt und der 

 Körper möglichst genau centrirt, was besonders bei kleinen 

 Flächen wichtig ist, und hierauf das Fernrohr wieder mittelst 

 einer angebrachten Marke auf Unendlich gestellt; die' Platte wird 

 dann mit dem Träger möglichst weit in die Höhe gehoben, so- 



* 1. c. p. 10. 



** Zu diesem Zweck braucht das Fernrohr nicht aus der Hülse ge- 

 nommen zu werden, man kann es in ihr auf Unendlich stellen, da ja der 

 Hintergrund, die dem Fernrohr gegenüberstehende Wand des Apparats 

 offen ist. Die Öffnung muss dann allerdings während der Beobachtung 

 durch einen dunkeln Schirm geschlossen werden. 



