137 



dann das Gefäss mit Schwefelkohlenstoff eingefügt und zwar so, 

 dass seine vordere Spiegelscheibe genau an den inneren Rand 

 der Fernrohrhülse anstösst und schliesslich der Körper in die 

 Flüssigkeit herabgelassen, wobei man aber zu verhüten hat, dass 

 der Schwefelkohlenstoff mit einem Klebmittel wie Wachs etc. 

 in Berührung kommt, wodurch er verunreinigt würde, weil sich 

 letzteres darin lösst. Dabei ist das Glasgefäss mit Seidenpapier 

 umklebt und nur die Spiegelscheibe freigelassen und der Hinter- 

 grund ist dunkel. Nun kann man den Grenzwinkel beobachten, 

 indem man dabei wie beim Totalreflektometer , verfährt: eine 

 Lampe beleuchtet das Gefäss erst rechts, dann links, beidemal 

 wird abgelesen und so der Winkel 9 bestimmt. Soll der 

 Brechungscoeföcient für eine bestimmte Farbe gesucht werden, 

 so muss die Lampe homogenes Licht geben oder man führt ge- 

 färbte Gläser oder Ähnliches ein. Hat man mit einem Kiystall 

 zu thun, so wird der am Instrument schon vorhandene Nikol 

 vorn aufgesetzt. Hiebei ist dann auch auf die richtige Orien- 

 tirung der Fläche Rücksicht zu nehmen, die allerdings nicht ge- 

 rade besonders genau und bequem hier vorgenommen werden 

 kann , deren richtige Stellung sich aber doch immerhin leicht 

 bis zu einem gewissen Grad herstellen lässt. Stets hat man 

 auch auf die Temperatur die erforderliche Rücksicht zu nehmen, 

 wozu die nöthigen Thermometer ebenfalls dem Instrument schon 

 beigegeben sind. Um zu zeigen, wie genau man mit dem so 

 eingerichteten Instrument arbeiten kann, gebe ich an, dass ich 

 für Na-Licht und bei 16° C. gefunden habe: Quarz: co = 1,542 

 und s= 1,552. Ein Glasplättchen von höchstens 1 Quadrat- 

 linie gab noch eine vollkommen deutliche Grenze. 



Die obigen Bemerkungen beziehen sich speziell auf das 

 Fuess'sche Instrument, das sich im Besitz des Königsberger 

 Mineralienkabinets befindet, gelten aber wahrscheinlich ebenso 

 für alle ähnlichen Instrumente. Diese lassen sich vielleicht bei 

 der Neuherstellung derselben mit wenig Mühe und Kosten so 

 einrichten , dass der Gebrauch als Totalreflektometer noch be- 

 quemer wird und es lässt sich vielleicht u. A. noch eine Vor- 

 richtung anbringen, um Krystallplatten in genügender Weise 

 orientiren zu können, in der Art wie es von C. Klein angegeben 

 wurde. Es würde sodann das Instrument in noch höherem Grade 



