226 



Mineralogie. 



des Vogelsberges aufgefundenen Hydrargyllitkrystalle nicht erwähnt, und 

 dass er neben dem Natrolith noch von einem besonderen Mesotyp spricht, 

 welche beide Namen doch dasselbe bedeuten. Vielleicht soll unter Mesotyp 

 der Mesolith verstanden werden, was aber eine etwas ungewöhnliche Be- 

 zeichnung wäre. Max Bauer. 



F. Becke: Klein' sehe Lupe mit Mikrometer. (Tschermak's 

 Mineralog. u. petrogr. Mittheilungen. 14. p. 375—378. 1894.) 



Die hier beschriebene Vorrichtung hat den Zweck, das kleine, scharfe 

 Interferenzbild, welches durch Einschaltung einer Irisblende in der Bildebene 

 des Objectes mit dem CzAPSKi'schen Ocular (dies. Jahrb. 1894. II. -214-) 

 erzeugt wird, messend zu verfolgen. Um dies zu erreichen, beobachtet 

 der Verf. nicht, wie die von Czapski angegebene Vorschrift besagt, nach 

 Ausschaltung des RAMSDEN'schen Oculares das unmittelbar vom Objectiv 

 gelieferte Interferenzbild, sondern jenes, welches im oberen Augenpunkt 

 des Mikroskopes über dem RAMSDEN'schen Ocular sich bildet, und zwar 

 nach dem Vorgang von Klein mit einer aplanatischen Lupe — der Klein'- 

 schen Lupe — die mit einer Mikrometerscala verbunden ist. 



Der Hilfsapparat besteht aus einem cylindrischen Köhrenstutzen, der 

 unten mit einem breiten, am Rande gerippten Metallring endigt und mit 

 sanfter Reibung über den Kopftheil des CzAPSKi'schen Oculares geschoben 

 werden kann, um den er sich ziemlich genau centrisch drehen lässt. In 

 dem oberen schmaleren Theil des Röhrenstutzens ist mit Reibung ver- 

 schiebbar eine aplanatische Lupe von 8maliger Vergrösserung angebracht, 

 ferner ein durch zwei herausragende Knöpfe verstellbares Ocularmikrometer 

 (10 mm in 100 Theile getheilt). 



Will man mit dieser KLEiN'schen Lupe beobachten, so stellt man 

 zunächst mit dem Czapski- Ocular die zu untersuchende Stelle des Durch- 

 schnittes genau ein, wobei namentlich auf genaue Centrirung des Tisches 

 und der optischen Axe des Instrumentes, sowie auf correcte Einstellung 

 des RAMSDEN'schen Oculares auf das Fadenkreuz zu achten ist ; zieht dann 

 die Irisblende des CzAPSKi-Oculares so weit zu, dass gerade nur die zu 

 untersuchende Stelle des Durchschnittes sichtbar bleibt, Und setzt die 

 KLEiN'sche Lupe auf. Nun wird die Lupe so lange verschoben, bis das 

 Objectivdiaphragma scharf sichtbar ist ; dann wird auch das Interferenzbild 

 scharf gesehen. Schliesslich hat man noch die Scala so lange zu heben 

 oder zu senken, bis auch sie scharf und ohne Parallaxe gegen das Inter- 

 ferenzbild zu zeigen, eingestellt ist. 



Um mit diesem Apparat den Axenwinkel bestimmen zu können, hat man 

 in der MALLARD'schen Formel (dies. Jahrb. 1894. I. -315-) D = M.sinE 

 den constanten Factor M für ein bestimmtes System zu ermitteln; dies 

 geschieht, indem man bestimmt, durch wie viel Theilstriche ein bekannter 

 optischer Axenwinkel abgemessen wird. Ist dieses festgestellt, so kann 

 man auch umgekehrt aus der Zahl der Theilstriche, die zwischen den 

 Austrittspunkten beider Axen liegen, den optischen Axenwinkel einer Platte 



