64 



C. Leiss, Theodolit-Goniometer mit Signalgebung. 



Mittheilungen aus der R. FüESS'sehen Werkstätte 1 . 



Ton C. Leiss. 



(Mit 11 Abbildungen.) 



Steglitz bei Berlin, Januar 1898. 



I. Theodolit-Goniometer mit gewöhnlicher Signalgebung. 



Die mechanische Anordnung des Axen- und Kreissystems (Fig. 1) 

 entspricht ganz dem Instrument, welches ich in dies. Jahrb. Beil.-Bd. X 



Fig. l. Theodolit- Goniometer mit gewöhnlicher Signalgebung. 



1895. 192 beschrieben habe. Dagegen ist das vorliegende Modell noch mit 

 einem Collimator C ausgestattet, welcher mit dem Beobachtungsfernrohr B 

 gemeinsam auf einer Säule befestigt ist und mit dem Fernrohr einen 

 Winkel von 60° einschliesst. Das Beobachtungs- 

 rffjflfct| fernrohr, vor dessen Objectiv sich eine Vorschlag- 



es | jjgk lupe l befindet, ist mit einem zweifach vergrössern- 

 ffi ' ! Iii ^ en SuYGENs'schen Ocular versehen ; es können aber 

 S ""^[""^H aucü die übrigen, von M. Websky eingeführten 

 w Oculare des bekannten Goniometers Modell II, ins- 



fflßr besondere das bildverkleinernde Ocular beigefügt 



Fig 2 Signal des werden. Vor dem Lichtsignal (Fig. 2) befindet sich 

 Theodolit-Goniometers. ein mittelst seiner geränderten Fassung o um die 



1 Fortsetzung der Mittheilungen in dies. Jahrb. 1896. II. 253; 1897. 

 I. 74; II. 86. 



