C. Leiss, Totalreflectometer nach E. Abbe. 



65 



Axe des Collimators drehbares totalreflectirendes Prisma p, welches das 

 von einer seitlich aufgestellten Lampe ausgestrahlte Licht in den Colli- 

 mator sendet. Vortheilhafter aber als durch eine solche Lichtquelle be- 

 leuchtet man das Signal mit einer hängenden Lampe (Fig. 3). Richtet 

 man nämlich den Deckel des aus dünnen geschwärzten Holz- oder Papp- 

 wänden zusammengesetzten Schirmes S so ein, dass dieser oder ein Theil 

 desselben durch leichten Druck mit 

 dem Finger von innen aufgeklappt 

 werden kann, so kann man das Licht 

 der Lampe nach jeder Einstellung 

 auf das Signal sehr bequem zur Be- 

 leuchtung des ganzen Instrumentes 

 behufs Ablesung an den Kreisen be- 

 nützen. Die über die Rolle b gleitende 

 und an dem Deckel befestigte Schnur a 

 dient zum Schliessen der Klappe. Noch 

 bequemer ist der Deckel, wenn man 

 das Scharnier mit einer Spiralfeder 

 versieht, welche den Deckel öffnet, so- 

 bald das von einem Nagel oder Haken 

 festgehaltene Schnurende e (mit Ring 

 versehen) freigemacht wird. 



Mit einer seitwärts aufgestellten 

 Lampe ist die Annehmlichkeit der 

 gleichzeitigen Beleuchtung der Theil- 



kreise weniger leicht zu verbinden. Man bedient sich in diesem Falle 

 besser der von R. Fuess verfertigten, speciell zur Beleuchtung von 

 Theilungen construirten elektrischen Handlampe. 



Das Gebiet der Beobachtung ist bei diesem Modell natürlich geringer 

 als bei Anwendung der Autocollimation ; es beträgt aber noch immer 

 ca. 240°, was für die praktischen Bedürfnisse noch als völlig ausreichend 

 erscheint. 



Das Fernrohr kann auch nach einem Vorschlage von V. Goldschmidt 1 

 drehbar eingerichtet werden ; die jeweilige Stellung gegen den Collimator 

 wird dann am Theilkreise abgelesen. 



Fig. 3. Beleuchtungs- und Beobach- 

 tungs - Einrichtung zum Theodolit- 

 Goniometer. 



II. Totalreflectometer (Krystallrefractometer) nach E. Abbe. 



Das in dies. Jahrb. 1897. I. 78 beschriebene Universal-(Theodolit-) 

 Goniometer kann in einfacher Weise durch Hinzufügung geeigneter Attri- 

 bute auch als Krystallrefractometer nach E. Abbe benutzt werden (a. a. 0. 

 S. 80). Ein nach demselben Princip construirtes selbständiges Instrument 

 wird durch Fig. 4 veranschaulicht. Auf einem Dreifuss erhebt sich eine 

 Büchse mit dem damit verbundenen Trägerarm t, auf welchem der Ständer E 



1 V. Goldschmidt, Zeitschr. f. Kryst. etc. 29. 333. 1898. 

 N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1898. Bd. II. 5 



