66 



C. Leiss, Totalreflectometer nach E. Abbe. 



des Verticalkreises und des Fernrohres befestigt ist. In die Büchse m ist die 

 conische Axe des horizontalen Theilkreises H eingesetzt; dieser 

 hat einen Durchmesser von ca. 11 cm, ist in ganze Grade eingetheilt und 

 bestreicht den Nonius n, der eine Ablesung von 5' gestattet. 



Auf dem Theilkreis R ist die Büchse h befestigt, welche in ihrem 

 oberen Theil eine lange cylindrische Bohrung enthält und im unteren Theil 

 mit einem sehr feinen Muttergewinde versehen ist. In die Büchse ist gut 

 passend der an seinem unteren Ende mit entsprechendem cylindrischen Hals 



Fig. 4. Totalreflectometer (Krystallrefractometer) nach E. Abbe. 



und Gewinde versehene Stab s eingesetzt, welcher an seinem oberen Ende 

 die Centrir- und Justirvorrichtung für die Halbkugellinse trägt. Durch 

 Drehen des Stabes s mittelst eines Stiftes kann die Halbkugellinse gehoben 

 und gesenkt werden. Mit den vier Schrauben z wird die Centrirung und 

 mit den vier Schrauben j die Normalstellung der Basis-(AufIage-)Fläche 

 der Halbkugellinse ausgeführt. 



Die Drehung der Halbkugel um die verticale Axe geschieht mittelst 

 des geränderten Theilkreises H. 



Zur Drehung des in dem verticalen Ständer E gelagerten, in % Grade 

 getheilten Verticalkreis V dient die mit Griff knöpfchen versehene 



