C. Leiss, Totalreflectometer nach E. Abbe. 



67 



Scheibe Je. Die Feinstellung wird nach Festklemmung der Schraube v 

 durch die Mikrometerschraube v', die auch für feinere Dispersionsbestimmungen 

 mit einer getheilten Trommel (Intervall 10 Secunden angebend) versehen 

 werden kann, ausgeführt. Ein auf dem Ständer E befestigter Nonius n' 

 bestreicht den Kreis V und ermöglicht die Ablesung der Minuten- 

 Intervalle. 



Das gebrochene, durch das Gewicht g balancirte Fernrohr .F ist 

 mit dem Verticalkreis um die gleiche Horizontalaxe drehbar. Vor dem 

 Objectiv 0, einer achromatischen Linse von sehr geringer Brennweite, be- 

 findet sich eine trichterförmige Röhre, in deren äusserstes Ende die Cor- 

 rectionslinse eingeschraubt ist, welche die aus der Halbkugel gebrochen 

 austretenden Strahlen in parallelstrahlige umwandelt. Der Abstand zwischen 

 letzterer und der sphärischen Fläche der Halbkugellinse ist ein ganz ge- 

 ringer, ca. 0,5 — 1 mm. Objectiv und Correctionslinse wurden nicht zu 

 einer einzigen Linse vereinigt, weil dadurch die Brennweite des Objectives 

 eine beträchtlich längere geworden wäre, und somit das Fernrohr nicht so 

 leicht zu einem bildverkleinernden hätte eingerichtet werden können, wie 

 dies für ein Instrument zur Bestimmung der Brechungsindices von Minera- 

 lien erforderlich ist. 



Wenn die Beleuchtung mit streifend einfallendem einfarbigen 

 Lichte einer Flamme erfolgen soll, so wird zwischen die Flamme und die 

 Halbkugel eine Beleuchtungslinse gestellt, welche das Licht im 

 Präparat vereinigt. Um das Licht einer für horizontale Durchsicht ein- 

 gerichteten GEissLER'schen Wasserstoffröhre bei streifendem Einfall in das 

 Präparat zu senden, ist es nützlich, die von dem engen Querschnitt der 

 Röhre ausgehenden Strahlen in einer dem Präparat entsprechenden Grösse 

 mittelst eines Condensors auf dasselbe zu projiciren. Ein derartiger ver- 

 stellbarer Condensor auf Stativ zum Festhalten der GEissLER'- 

 schen Röhre wird auf Wunsch dem Apparat hinzugefügt. 



Für die Beobachtung im reflectirten Lichte und zum leichteren 

 Übergang vom reflectirten zum streifend einfallenden Lichte dient ein be- 

 sonderer, an dem Stativ des Instrumentes zu befestigender, allseitig 

 beweglicher Doppelspiegel, mittelst dessen man das von einer in 

 der Verlängerung der horizontalen Axe des Instrumentes aufgestellten 

 Lichtquelle das Licht von unten her in die Halbkugel sendet oder streifend 

 über deren Planfläche eintreten lässt. 



Zur Untersuchung der Polarisationsverhältnisse und zur besseren 

 Trennung der Grenzcurven bei doppeltbrechenden Substanzen kann vor das 

 Ocular der mit einer Orientirungstheilung versehene Analysator A ge- 

 steckt werden. 



Zur Bestimmung der Dispersion kann das Ocular durch ein gerad- 

 sichtiges Ocular-Spectroskop ersetzt werden, welches dazu dient, 

 Beobachtungen und Messungen auch bei Beleuchtung mit weissem Lichte 

 unter streifendem Einfall auszuführen. 



