C. Leiss, Vorrichtung zur Demonstration etc. 



69 



horizontal liegt. Die erstere Lage wählt man zweckmässig, wenn man 

 das Dichroskop ohne Spectroskop benutzen will. 



Auch das in dies. Jahrb. 1897. II. 92. Fig. 4 beschriebene Ocular- 

 Dichroskop für Mikroskope kann mit einem Taschen- oder Hand- 

 spectroskop verbunden werden, welches auf dem oberen Ende einer über 

 das Ocular gestülpten Hülse befestigt ist. Die Hülse trägt eine achro- 

 matische Linse, die gemeinsam mit der Augenlinse des Oculares die beiden 

 Bilder der Diaphragmaöffnung in die Spaltebene projicirt. Zur scharfen 

 Einstellung ist das Spectroskop innerhalb geringer Grenzen verschiebbar. 



IV. Vorrichtung zur Demonstration von Absorptionsbüscheln. 



Die Demonstration von Absorptionsbüscheln gelingt auch an ver- 

 hältnissmässig kleinen Kry stallen leicht und sicher mit Hilfe der in Fig. 6 

 dargestellten Vorrichtung. 



h ist eine mit einem seitlichen kurzen 

 Rohransatz versehene Hülse. In diese passt 

 der durch den Knopf g drehbare Zapfen z, 

 welcher an seinem in das Innere von h 

 ragenden Ende den Krystall Je (z. B. eine 

 parallel der Fläche M 001 geschnittene 

 Epidotplatte E) trägt. Um bei der Be- 

 trachtung, der Erscheinung nur durch den 

 Krystall selbst zu blicken und alles störende 

 Nebenlicht fernzuhalten, befindet sich dicht 

 vor k eine aufsteckbare Kappe d, in welche 

 ein schlitzförmiges, parallel dem Dreh- 

 zapfen z gestelltes Diaphragma einge- 

 schnitten ist. 



Für eine noch intensivere Beleuchtung, 

 als dies bei gewöhnlichem Tages- oder 

 Lampenlicht der Fall ist, kann der kleinen 

 Vorrichtung noch ein aus zwei Linsen 

 bestehendes Beleuchtungssystem beigegeben werden, welches mittelst einer 

 Eöhre in h eingesteckt wird. 



Fig. 6. Vorrichtung zur Demon- 

 stration der Absorptionsbüschel. 



V. Zwillingspolarisator für Mikroskope. 



Zur Untersuchung pleochroitischer Krystalle und zu vergleichenden 

 Beobachtungen bei parallelen und gekreuzten Nicols wurde auf Veranlassung 

 des Herrn A. Karpinsky ein am Mikroskop verwendbarer Zwillingsnicol 

 construirt. Er besteht aus zwei mit senkrechten Endflächen versehenen 

 NicoL'schen Prismen, die mit scharfer Trennungsfuge so aneinander gekittet 

 sind, dass ihre Hauptschnitte senkrecht zu einander stehen. Beide End- 

 flächen sind zu ihrem Schutz mit ganz dünnen Deckgläsern versehen. Der 



