C. Leiss, Erhitzungsapparat für Mikroskope etc. 



71 



eine Explosionsgefahr ausgeschlossen wird. Die Flamme des ringartigen 

 Brenners setzt sich aus vielen kleinen blau brennenden Spitzflämmchen 

 zusammen. Bei passendem Abstand der Mineralplatte und bei richtig 

 gestellter Flammenhöhe bleibt die Mitte des Sehfeldes frei und man ist 

 nicht genöthigt, durch die Flamme hindurch die Beobachtungen zu machen. 

 Das Objecttischchen T ist aus dünnem Platinblech gefertigt. Um eine 

 Ableitung seiner Wärme möglichst zu vermeiden, ruht das Tischchen mit 

 seinen drei Armen auf dünnen Porcellanzäpfchen. Letztere sind auf dem 

 mit einer weiten centralen Öffnung versehenen Träger c befestigt, welcher 



Fig. 8. ErMtzungsapparat für Mikroskope mit Gasheizung und Sauerstoffzufuur. 



auf den beiden Säulchen d gleitet und daran hoch- und tiefgestellt 

 werden kann. 



Zur Bestimmung der Temperatur dient ein Pyrometer 

 nach Le Chatelier. Das Galvanometer nach d'Arsonval ist von Kayser & 

 Schmidt in Berlin, das aus Platin und einer Platinrhodiumlegirung zu- 

 sammengesetzte Thermoelement von W. C. Heraus in Hanau gefertigt. 



Die kugelförmige Löthstelle des Thermoelementes bringt man ent- 

 weder mit der Oberfläche der Krystallplatte in Contact, oder man legt 

 das Präparat so auf das Tischchen, dass dasselbe nur die halbe Tisch- 

 öffnung bedeckt und die Löthstelle des Elementes sich neben dem Präparat 

 und zwar in gleicher Höhe desselben befindet. Zum Schutz vor den 

 Flammengasen und zur Isolirung sind die beiden Elementdrähte Eh und P 



