72 



C. Leiss, Interferenz-Sphärometer etc. 



durch zwei 6 — 7 cm lange Porcellancapillaren gezogen, so, dass nur eine 

 kurze Schlinge aus dem Röhrchen herausragt. Die Dicke der Drähte be- 

 trägt für vorliegenden Zweck 0,3 mm, während man für die übrigen, 

 meist in der Industrie und Technik benützten Pyrometer eine Draht- 

 stärke von 0,5 mm angenommen hat. Wegen der Prüfung und Eichung 

 des Elementes, die mittelst des Luftthermometers vorgenommen wird, 

 darf die Länge eines jeden der beiden Elementdrähte nicht unter 1,5 m 

 betragen 1 . 



Gehalten werden die beiden Porcellanröhrchen durch die Doppel- 

 klemme d ; diese wird wieder von den beiden verstellbaren Haltern e und / 

 getragen, so dass man im Stande ist, der Verbindungsstelle des Elementes 

 jede gewünschte Lage zu geben. 



Zur Erhaltung einer gleichmässigen Temperatur und zum Schutz 

 gegen Luftzug wird über die Heizvorrichtung eine aus zwei Hälften be- 

 stehende und mit dicker Asbestpappe bekleidete Kappe gesetzt, die mit 

 den erforderlichen Ausbrüchen für die Elementdrähte und Gaszuleitungs- 

 röhren versehen ist. 



Bei Anwendung von Sauerstoff ist darauf zu achten, dass dieser mit 



einem Druck von ca. t l Atmosphäre 

 aus dem auf den Stahlcylinder auf- 

 geschraubten Druckreducirventil aus- 

 strömt. 



Für eine einigermaassen zuver- 

 lässige Regulirung des Gaszufuhr sind 

 die gewöhnlichen Gashähne nicht ge- 

 eignet. Es musste deshalb ein be- 

 sonderer Regulirhahn (Fig. 9) con- 

 struirt werden. Das kegelförmige Ende 

 einer mit Theilscheibe und Griffhebel 

 versehenen Stahlschraube senkt sich 

 in eine entsprechende Höhlung und schliesst, je nach der Stellung der 

 Theilscheibe zum Index, den Gascanal ganz ab oder öffnet ihn nur ganz 

 allmählich. 



Fig. 9. Regulirhahn. 



VIII. Interferenz-Sphärometer zur genauen Messung der Dicke 

 von Krystallplatten. 



Das Princip der Messung, welches bei dem in Fig. 10 abgebildeten 

 Apparat angewandt wurde, ist längst bekannt. Fest mit der Grundplatte a 

 verbunden ist das aus Bronze gefertigte Winkelstück b. Dieses trägt das 

 Muttergewinde einer sehr exacten Mikrometerschraube, deren Steigung 

 0,5 mm beträgt. Die 8,5 cm grosse Theilscheibe c ist in 250 Theile ein- 

 geteilt, so dass ein Intervall ^mm entspricht, und das Tausendstel 



1 Die Prüfung der Elemente und Galvanometer erfolgt durch die 

 Physikalisch- technische Reichsanstalt zu Charlottenburg. Jedem Pyrometer 

 wird ein amtlicher Prüfungsschein beigegeben. 



