- C. Leiss, Interferenz-Sphärometer etc. 73 



des Millimeters mit Sicherheit gemessen werden kann. Zur Ablesung 

 der ganzen Schraubenumdrehungen bestreicht die Theilscheibe die an b 

 befestigte, in 0,5 mm getheilte Scala d. Als Ableseindex für die feine 

 Einstellung dient ein auf d gezogener verticaler Strich. Das untere Ende 

 der Schraube läuft in eine glasharte und fein polirte Kugel aus. Diese 

 stellt den Contact mit dem zu messenden Gegenstand her ; aufgelegt wird 

 letzterer auf die planparallele, ca. 5 mm dicke Glasplatte e, welche auf 

 der mit gleichfalls planer Oberfläche versehenen schwarzen Glasplatte / 

 aufliegt. 



Als Kriterium für die beiden Schraubeneinstellungen 

 dienen die plötzlichen Veränderungen der zwischen den beiden Glasplatten e, f 

 sichtbaren Interferenzstreifen, die in deutlich sichtbare Zuckungen gerathen, 



Fig. 10. Interferenz-Sphärometer. 



sobald auch nur das kugelförmige Ende der Schraube den geringsten Contact 

 mit der zu messenden Platte herstellt. Einstellungs- und Messungs- 

 fehler, wie solche unvermeidlich wären, wenn die Einstellungen nur 

 nach dem Gefühl der Hand geschehen müssten, sind hierbei gänzlich aus- 

 geschlossen. ; 



Als Lichtquelle dient am besten eine Natriumlampej die in 

 einer Entfernung von \— 1 m vom Instrument aufgestellt ist. Die Mes- 

 sungen können im erleuchteten Raum ausgeführt werden. 



Mit diesem Sphärometer lassen sich Platten — gleichviel, ob durch- 

 sichtig oder undurchsichtig — bis zu ca. 15 mm Dicke messen. Auf 

 speciellen Wunsch aber fertigt die Firma Füess auch grössere. Instrumente 

 dieser Art an. 



5* 



