— 260 — 



Наибольшее затрудненіе представляютъ смѣси, близкія по составу къ 

 чистьшъ компопентамъ. Здѣсь количество эвтектики очень мало и капельки 

 ея иослѣ расплавленія не стекаютъ виизъ, а удерживаются кристаллами н 

 потому могутъ быть иезамѣчены. Но если въ такихъ смѣсяхъ отказаться 

 отъ точпаго опредѣленія температуры начала плавленія и вести нагрѣваніе 

 болѣе рѣзко, то всегда удается установить прпсутствіе жидкой капли еще 

 задолго до пачала плавленія всей массы пзбыточнаго компонента. Такимъ 

 результатомъ можно вполнѣ удовлетвориться, такъ какъ, когда общій 

 характеръ діаграммы уже выясненъ, то гораздо важнѣе констатировать 

 присутствіе или отсутствіе эвтектики въ смѣси даниаго состава, чѣмъ опре- 

 дѣлпть точно температуру ея плавленія. Этимъ способомъ устанавливаются 

 съ иѣкоторымъ приближеиіемъ, границы распространены эвтектики, а 

 значить и примѣрная концеитрація твердыхъ растворовъ, если такіе 

 имѣются. 



Описанные простые пріемы позволяютъ, пользуясь методомъ проФ. 

 Алексѣева, замѣтпо расширить предѣлы наблюденія въ смыслѣ болѣе 

 детальной разработки діаграммъ плавкости. Что касается вопроса о поли- 

 морФныхъ превращеніяхъ, совершающихся при температурахъ выше или 

 ниже застываиія эвтектики, и распаденія твердыхъ растворовъ, то онъ 

 остается открытымъ. Но возможность дальнѣйшаго разрѣшенія этой задачи 

 существуютъ. Я пробовалъ примѣнить пирометрическую запись къ трубочкамъ 

 проФ. Алексеева, изменивши послѣднюю такъ, что въ одной ея части впаянъ 

 очень тонкостенный глухой капилляръ. Въ пего помѣщается спай термопары 

 мѣдь-константанъ. Послѣ введенія вещества трубочка запаивается и помѣ- 

 щается въ другую болѣе широкую и открытую съ одного конца и укрѣпляется 

 въ ней помощью пробочнаго колечка. Открытый конецъ наружной трубки 

 закрывается пробкой, сквозь которую проходятъ проволкп термопары; эта 

 вторая трубка создаетъ воздушную прослойку, весьма важную для равномѣр- 

 иаго притока и отвода тепла. Вся система помѣщается затѣмъ на вращаю- 

 щемся дискѣ въ термостатъ, гдѣ и нагрѣвается или охлаждается, смотря 

 по надобпости. Термоэлементъ обычнымъ порядкомъ соединяется съ гальва- 

 іюметромъ регистрирующаго прибора и ведется автоматическая запись кри- 

 вой охлажденія или нагрѣваиія. Необходимое условіе то, чтобы трубочка 

 была наполнена жидкостью настолько, чтобы при любомъ поворотѣ кончикъ 

 капилляра, гдѣ помѣщается спай, всегда находился въ жидкости. Кривыя 

 при этомъ получаются достаточно отчетливыми п въ то же время сохраняются 

 всѣ преимущества работы съ запаянными трубочками, а именно возможнось: 

 1) работать съ очень малыми количествами вещества; 



