600 



angewendet und alles diffuse Nebenlicht vorn Krystalle ab- 

 gehalten*) werden. 



Die Messungen wurden bei Anwendung von einem Beob- 

 achtungsfernrohre sowohl bei Tage als auch Abends mit einem 

 grossen Mitscherlich' sehen Goniometer aus dem mechanischen 

 Etablissement des Professors E. Jünger in Kopenhagen , aus- 

 geführt. Sie dienten zugleich zur Prüfung des neuen Instru- 

 mentes und wwden deshalb mit äusserster Genauigkeit aus- 

 geführt, nachdem das Goniometer selber durch einen Spiegel- 

 versuch mittelst planparalleler Platte und der genannten Sig- 

 nale bei Drehung genau um 180° auf das Sorfältigste und 

 wiederholt justirt war. Dass das Goniometer dieser Werk- 

 stätte Nichts zu wünschen übrig lässt und dieselbe deshalb 

 von mir allen Facbgenossen nicht warm genug empfohlen 

 werden kann , werden die folgenden Messungen au Krystallen, 

 welche in Bezug auf Spiegelung der Flächen noch Vieles zu 

 w r ünschen übrig Hessen, beweisen. 



Am besten Krystalle wurden zwei verschiedene Endkanten 

 von R in 3 Versuchsreihen mit je 5 — 7 Repetitionen einmal 

 am Tage und zweimal am Abend gemessen. Die Mittel der 

 gut unter sich stimmenden xAblesungen mit beiden Nonien sind: 



I. Tagesbeobachtung 87 u V 20" j 

 IL Abendbeobachtung 87' 6' 51" f dieSGlbe Ka " te 

 III. h 87° 6' 49" andere Kante 



ordentlich die Justirung des Instrumentes und des Krystalles an 

 demselben. 



Als das geeignetste Abendsignal zeigte sich ein kleines kreisrundes 

 Loch in einem Blechschirme von der Grösse des Gesichtsfeldes, hinter 

 dem eine helle Gasflamme brannte. 



Die Entfernung des Signales am Krystalle betrug in beiden Fällen 

 6,75 Meter; eine grössere war nicht zu ermöglichen. Dieselbe ist auch 

 völlig genügend bei einer guten Centrirung des Krystalles, wie sich bei 

 der Justirung des Instrumentes ergeben hat. 



*) Die Abblendung erfolgt sehr gut duivh eine camera obscura ohne 

 Linse mit kleinem Eintrittsloche für die nur vom Signal kommenden 

 Lichtstrahlen. Der seitliche Thcilkreis liegt nicht mit in der Kammer 

 behufs der Ablesung, wohl aber der Kopf des Beobachters. Es ist sehr 

 merklich, wie durch diese Abbiendung undeutliche Spiegelbilder deutlich 

 und selbst gut und scharf erscheinen. Die Kammer behindert bei grossen 

 Goniometern in keiner Weise weder den Gebrauch des Instrumentes noch 

 die Einstellung des Krystalles. 



