422 



F. MARCEAU 



Pecten), il est préférable pour avoir une fixation sûre, d'en- 

 gager le crochet dans un petit trou percé au foret près du bord 



libre de cette valve. I] faut 

 régler la longueur du fil de 

 telle sorte que les valves 

 du Mollusque bâillant large- 

 ment, le levier du myographe 

 ait une direction perpendi- 

 culaire à l'axe du cylindre 

 enregistreur. Le bloc métal- 

 lique portant le Mollusque 

 peut rester dans l'air ou 

 être plongé dans un cristal- 

 lisoir contenant de l'eau 

 douce ou de l'eau de mer. On 

 met sur le plateau du myographe un poids juste suffisant pour 

 assurer la mobilité régulière du levier. L'expérience m'a montré 

 qu'un poids de 50 grammes convient très bien pour le myo- 

 graphe de Marey, ce qui correspond à une tension réelle du 



Fig. L (réduite de 1/3). Ostrea edulis plongée dans 

 l'eau de mer artificielle. Fermeture des 

 valves sous l'influence d'une fabile excita- 

 tion mécanique des bords du manteau. 

 Durée de la fermeture = 0",43. Besançon, 

 octobre 1903. 



Fig. li (réduite de 1/3). Odrea edulis ouverte dans l'air et s'étant fermée spontanément. Durée 

 de la fermeture = 0",3ô. Besançon, octobre 1903. 



fil de 50 X ^— = 2 gr. 5, lorsque le curseur du levier est à 

 25 mm. de l'axe qui porte la poulie à gorge dont le rayon est 

 1 mm. 25. 



Le Mollusque bâillant et la plume du myographe étant réglée, 



