148 



La Societe Royale des Sciences a Upsal, desirant a contribuer sa 

 part a la resolution de ces questions, embrassa avec faveur la proposition 

 de son membre illustre, le feu Rudberg, de faire des observations geo- 

 thermometriques a Upsal, dans quel but elle lui commit les soins de tous 

 les arrangemens necessaires pour l'entreprise des observations. Cela etant, 

 Rudberg fit constuire, aux depenses de la Societe, 9 geothermometres des 

 longueurs respetives de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 8C 15 pieds Suedois, qu'il 

 enfonca dans le sol au jardin du laboratoire chimique, situe sur la limite 

 du territoire austral de la ville et qui d'apres des observations barometriques 

 doit etre 50 p au dessus du niveau de la mer. Les observations commen- 

 cerent avec Dec. 1837 et furent continuees, avec peu d' interruptions, jusqu'au 

 commencement de 1846, embrassant ainsi une periode de kuit annees. 

 Malheureusement, la mort de Mr. Rudberg, au Juin 1839, a aneantie les 

 esperances que se fit la Societe d'une discussion de ces observations par lui- 

 raerae. Cependant une redaction en etait devenue necessaire, au profit de 

 la science; et de plus c' etait une obligation qu'on se sentit avoir a la me- 

 moire du defunt. J'ai essay e de remplir cette double tache, en profitant 

 pour cela des annotations sur les thermometres laissees par Rudberg. Je 

 souhaite, enfin, que le travail que j'ai eu avec les reductions de ces ob- 

 servations aura donne quelques resultats dignes de l'attention de la Societe 

 des Sciences sur la munificence de laquelle cette entreprise a principale- 

 ment ete fondee. 



Premiere Partie. Resume des Observations. 



L Construction des thermometres. 



Puisque les couches diversement profondes de la terre ont un echauffe- 

 ment inegal et que l'indication d'un thermometre depend non seulement de 

 la temperature de la boule mais aussi de celle de la colonne liquide, con- 

 tenue dans le tube, lindication d'un thermometre ordinaire a long tube 

 serait bien fautive. Pour obvier autant que possible a cet inconvenient il 

 n'y a pas d' autre moyen que de faire faire la boule d' autant plus grande 

 que la profondeur a laquelle elle doit etre enfoncee, est plus considerable, 

 d'y souder un tube de calibre tres capillaire, auquel on soudera ensuite un 

 autre tube d'un calibre plus grand, qui formera la partie sortante de l'in- 

 strument hors de la surface du sol et qui portera l'echelle des degres. La 

 necessite de donner a ce tube un calibre plus grand est au reste claire, 

 parceque les degres deviendraient sans cela trop grands. 



Ce qui precede contientl'essentiel de la construction des geothermometres, 

 fabriques ici par M. Cetti. Quant aux liquides, ceux de 1, 2, 8C 3 pieds 



