150 



dominee vers l'ouest par la colline sur la quelle est bati le Chateau; mais 

 cette colline etant a une tres grande distance, l'influence qu'elle pourrait 

 avoir sur la marche de la temperature dans le sol devrait etre tres peu 

 considerable". 



En mettant les thermometres dans le sol, des precautions etaient ne- 

 cessaires pour que la pression de la terre ni briserait le tuyau, ni change- 

 rait les valeurs des degres en agissant sur la boule. Le soin minutieux qua 

 deploye le feu Rudberg pour obtenir ce but, se fera voir le mieux par 

 la description en esquisse qu'il en a donne lui-meme et que je reproduirai 

 en entier. 



"Pour preserver le tuyau, ou BD Fig. (1), il fut place dans l'axe d'un 

 cylindre abed en verre et d'un diametre d' environ 2 pouces et | et 

 d'une epaisseur d'une ligne et demi, ce qui m'a paru etre assez pour 

 donner de resistance a la pression exterieure. Ce cylindre etait compose de 

 plusieurs cylindres plus courts m'm"n"ri, m"'m""n""n"' &c, combines l'un 

 a l'autre au moyen dun petit cylindre en plomb, comme 8Cc, lequel 



fut attache au verre au moyen d un mastic fort. Le cylindre en plombe 

 n' etait pas partout d un meme diametre interieur, mais avait au milieu un 

 retrecissement, de sorte qu'il se formait ici un cylindre plus epais, qui fut 

 perfore en deux sens perpendiculaires, pour laisser librement entrer l'eau 

 de dehors. Les quatres trous formes de cette maniere pretaient aussi un 

 moyen de fixer le tuyau dans l'axe par un fil en laiton, comme le montre 

 la Fig. (2), ou n'n", n'" n"" , n v ri", rc VII rc vm sont ces fils, traines tout autour du 

 tuyau ab. Plus le tuyau etait long, plus le nombre des cylindres etait 

 grand, et par suite aussi le nombre des fixations du tuyau. 



Comme il etait necessaire d' avoir le tuyau BD, Fig. (1), entoure de 

 tous les cotes par la meme terre, qui formait les couches exterieures, et 

 qui etait de l'argile sablonneuce, le cylindre abed devait aussi en etre rem- 

 pli; mais de cette maniere la boule D , si elle avait ete laisse tout nue ? 

 aurait necessaireinent ete exposee a une forte pression par le poids de 

 l'argile contenue dans le cylindre. Pour prevenir a cette inconvenient, je 

 faisait faire pour les thermometres de 4, 5, 6, 8 et 10 pieds de longeur, 

 une excavation cylindrique gbdJc, Fig. (3), et en bas une excavation hemi- 

 spherique vq<j dun diametre plus grand que celui de la boule, mais plus 

 petit que celui de 1' excavation cylindrique, de sorte qu'il se forma autour de 

 l'hemisphere un amieau circulaire, dont la largeur etait bv et od, sur le- 

 quel pouvait reposer non seulement le cylindre en verre abed, mais en- 



