151 



core 1'hemisphere creux mntv. Cet hemisphere etait compose de deux 

 moities dont chacune avait en haut une partie demi-cylindrique sm ou rv> 

 d'un rayon un peu plus grand que celui du tuyau, ainsi que, les deux 

 moities etant composees, le tuyau fut entoure de sm et rv, le reste formant 

 une cavite spherique mnv^atv autour de la boule. 



Pour le thermometre de 15 pieds j'etais oblige de faire construire la 

 piece de plomb d'une maniere un peu differente, comme le montre Fig. (4). 

 Le diametre plus grand de ce thermometre rendait ce changement necessaire, 

 puisque je n'avais a ma disposition que des cylindres en verre d'un dia- 

 metre interieur donne. La difference consiste au reste tout simplement en 

 cela que le cylindre abdc repose sur le couvercle meme bvod de sorte 

 que le diametre va de la sphere creuse pouvoit etre rendu plus grand. 



Le grand poids des cylindres avec leurs montures en plomb , et de plus 

 le grand poids de l'argile sabjonneuse, dont ils etaient remplis, faisait encore 

 une precaution necessaire, pour que le thermometre, garni de toutes ces 

 appendices pesantes, ne serait brise pendant le transport a l'endroit, ou il 

 devait etre depose, et meme pendant l'abaissement dans le trou fore. Pour 

 donner une solidite suffisante au systeme, je laissais tout le poids reposer 

 sur une plaque en fer MN, dans laquelle etaient visees trois barres en fer, 

 dont deux MP, NQ, se voient dans la Fig. (3). Ces barres passaient par 

 les trois trous faits dans une plaque superieure, PQ, laquelle fut ensuite 

 attachee a ces barres au moyen des vis P, Q, de sorte que le systeme 

 obtenait une consistance parfaite. 



Lorsque le thermometre, etant ainsi a l'abri des forces exterieures, fut 

 enfonce dans le sol, je remplissais l'intervalle entre les parois du trou fo- 

 re et les parois exterieures des cylindres en verre avec de l'argile sablon- 

 neuse, et je laissais le thermometre ainsi rester, avec sa monture de barres, 

 pendant le cours de presqu'un mois, pour que la terre en dedans et en 

 dehors des cylindres pourraient prendre un etat de repos. Apres ce temps 

 les barres furent soulevees, en les devissant de la plaque MN, la plaque 

 PQ etant otee, de maniere que tout le poids du geothermometre reposait 

 sur la plaque MN, qui resta dans la terre. 



La place , ou furent places les thermometres , etait couverte d'une seule 

 piece en pierre de 4 pieds de cote et de 2 pouces d'epaisseur." 



Enfin pour garantir les parties des thermometres qui sortent hors de la 

 surface du sol contre des forces externes, le tout fut entoure d'une grille 



